— 42 — 



Ballon befindliche Gas niemals seitlich in einen Cumulus 

 ein. Dies erklärt sich daraus, dass jede Wolkenscliicht, von 

 denen sich oft mehrere über einander befinden, als eine- 

 neue Oberfläche wirkt, welche in gewissen Grenzen die an 

 der Erdoberfläche auttretenden Erscheinungen in der Höhe 

 wiederholt. Als ein diesen Uebelständen gerecht werdendes 

 Instrument hat nun nach dem Principe, einen künstlichen 

 Luftstrom durch Aspiration zu erzeugen und bei der Messung 

 zu verwenden, der Herr Dr. Assmann ein Aspirationsthermo- 

 meter construirt, dessen Einrichtung die folgende ist: In 

 vernickelten, unten offenen Eöhren sind zwei Thermometer 

 eingeschlossen, das eine mit umwickeltem Gefä&se. Ein 

 Gummischlauch communicirt oben mit beiden; derselbe 

 steht in Verbindung mit einem Saugebalge, mittelst welchen 

 Luft von unten durch die Köhren gesaugt werden kann. 

 Seitwärts sind die Röhren aufgeschlitzt und durch Glas 

 verschlossen, so dass man ablesen kann. Die in die Eöhren 

 eintretende Luft hat nur einen kurzen Weg bis zu den 

 Quecksilbergefässen der Thermometer zu machen, kann also 

 von dem durch Bestrahlung allerdings etwas höher er- 

 w^ärmten Metall der Röhre nur wenig erwärmt werden, um 

 so weniger, als eine schnelle Durchgangsgeschwindigkeit 

 stattfindet. Auch kann die Erwärmung des Metalles in 

 Folge seiner Spiegelung nur eine geringe sein. Das In- 

 strument beseitigt, wie alle Versuche übereinstimmend 

 ergeben haben, den Einfluss der Sonnenstrahlung voll- 

 kommen, giebt daher im Schatten dieselben Werthe wie im 

 vollen Sonnenschein. 



Mit diesem Instrumente kann auch der Wasserdampf- 

 gehalt der Luft genauer gemessen werden, da es in Folge 

 der Umwicklung der einen Quecksilberkugel auch als 

 Psychrometer gebraucht werden kann. Solche Messungen 

 beruhen auf folgenden Erfahrungen: Durch Verdunstung 

 wird die Temperatur eines Thermometers erniedrigt, um so 

 mehr, je trockener die Luft ist, welche das Wasser der die 



