43 



Quecksilberkugel umgebenden feuchten Umhüllung ver- 

 dunsten lässt. Es muss hierbei aber eine gleichmässige 

 Lufterneuerung stattfinden, damit die Verdunstung stets in 

 demselben Masse erfolgen kann. Denn wenn man z. ß. 

 bei Windstille und bei Sturm eine Feuchtigkeitsmessung 

 mit Luft vom gleichen Feuchtigkeitsgehalte anstellen würde^. 

 so würden sich doch ganz verschiedene Grössen ergeben. 

 Diesem Uebelstande hilft das Assmann'sche Aspirations- 

 thermo- und -Psj'chrometer ab, indem es einen gleich- 

 massigen Luftstrom an der Psychrometerkugel erzeugt. 

 Für die Feuchtigkeitsmessungen im Luftballon eignet sich 

 das Instrument noch aus einem anderen Grunde. Beim 

 Aufsteigen in höhere und kältere Luftschichten hatte sich 

 bei den bisher in Gebrauch befindlichen Psychrometern eine 

 Schwierigkeit dadurch ergeben, dass das Wasser des feuchten: 

 Thermometers bei der Temperatur tmter 0^ zu Eis wurde 

 und eine Feuchtigkeitsbestimmung erschwerte. Zur Ver- 

 meidung dieses Uebelstandes hat das Psychrometer Assmanns 

 die Einrichtung, dass man in die unten offene Köhre ein 

 kleines Gefäss mit Wasser einschieben kann, welches man 

 bis zum Augenblicke des Gebrauches in der Tasche getragen 

 und somit vor dem Gefri-^ren des darin befindlichen Wassers 

 geschützt hat. An demselben ist eine Marke augebracht 

 der Art, dass die Psychrometerkugel eben m das Wasser 

 taucht und so den Musselin befeuchtet. Nimmt man nun 

 für Ballonfahrten noch ein zweites „feuchtes" Thermometer 

 mit, so kann man eine Kugel nach der andern befeuchten ^ 

 die Messung wird dann so lange fortgesetzt, bis die Thermo- 

 meter in beiden Eöhren gleiche Höhe erreicht haben. Wegen: 

 dieser Vorzüge wird jetzt bei uns keine Ballonfahrt zu 

 wissenschaftlichen Zwecken unternommen, bei weicher nicht 

 das Assmann'sche Aspirationsthermo- und -Psychrometer 

 gebraucht wird. 



Ausser den Beobachtungen über wahre Lufttemperatur 

 und Feuchtigkeitsgehalt der einzelnen Luftschichten ge- 



