92 



gezogen, so ist eine gemeinsame Drehung beider Schnecken 

 und mit diesen beider Linsen in entgegengesetzter Drehungs- 

 richtung möglich. Wird die Mutter i gelöst, so ist jede 

 Schnecke und daher auch jede Linse für sich und zwar 

 nach beiden Kichtungen, rechts und links, drehbar. Die 

 Hülsen c und d, welche die Linsen tragen, haben eine 

 Skala Figur 8 s. Diese Skala entspricht in der Null- 

 stellung dem Normalstande der Augen resp. Prismen; sie 

 ermöglicht genau den AVinkel abzulesen, um welchen die 

 Linsen gegen einander gedreht worden sind; gelangen die 

 Bilder bei anormalen Augen zur Deckung, so kann die 

 Abweichung der Achsenstellung der Augen von der normalen 

 abgelesen werden. 



Um für jeden Augenabstand die genaue Einstellung 

 zu erzielen, genügt es, die kleine Mutter t an der Vorder- 

 seite etwas zu lösen, die Schraube i festzuziehen und lang- 

 sam die Knöpfe g nach rechts oder links zu drehen, worauf sich 

 die Okulare gleichmässig zusammen oder auseinander- 

 schieben. Letztere müssen hierbei festgehalten, d. h. am 

 Drehen verhindert werden. Einige Übung wird hierin die 

 nötige Sicherheit ergeben, es ist aber in allen Fällen zu 

 raten, diese Einstellung auf den Augenabstand vorzu- 

 nehmen, da die Leichtigkeit plastischen Sehens und der 

 Genuss desselben wesentlich von der für die Augen be- 

 quemen Stellung abhängt. 



Die Möglichkeit der Links- und Eechtsdrehung beider 

 Schrauben neben der seitlichen Verschiebung der Prismen 

 gestattet Verbesserung der Stellungen mit der grössten 

 Genauigkeit, ohne dass der Beobachter gezwungen ist, bei 

 Überschreiten der gesuchten Prismenstellung, wie es beim 

 Einstellen leicht vorkommt, eine volle Umdrehung der 

 Prismen auszuführen. Es ergiebt sich demnach als be- 

 sondere Leistung des Apparates: 1) Eine genauere Ein- 

 stellung, als bei den bisher gebräuchlichen Stereoskopen, 

 die man die Einstellung auf den Nullpunkt nennen könnte. 

 2) Eine gleichzeitige, in entgegengesetzter Richtung vor 



