9; 



sich gehende Eotation beider Prismen. 3) Eine Eigen- 

 bewegung des einzelnen Prismas in Eechts- und Links- 

 drehung. 4) Eine Einstellung der Mittellinie der Prismen 

 auf jede beliebige Winkelstellung der Augenachsen. 



Die Forderung zu 1 war selbstverständlich zu erfüllen, 

 um die Verwendung des Stereoskops an Stelle des früheren 

 Apparates in allen Fällen zu ermöglichen, wo normal- 

 sichtiges Sehen stattfindet. 



Über die Vorzüge der anderweiten Einrichtung zu 2, 

 3 und 4 will ich folgende kurze Bemerkungen hinzu- 

 fügen : 



Da die Achsenstellung der Augen gegenüber der nor- 

 malen die mannigfachsten Abweichungen aufweisst, so muss 

 der Nullpunkt der Prismenstellung, bei dem die beiden 

 Bilder auf die entsprechenden Stellen der Netzhaut fallen, 

 bei derartigen Augen eine Winkelverschiebung erfahren, 

 die Einstellung mit Hilfe des Apparates ist bei den un- 

 bedeutendsten Abweichungen wie bei den stärksten leicht 

 zu erzielen. Es ist mir bisher selbst bei den abnormsten 

 Stellungen der Augen noch niemand vorgekommen, dem 

 nicht das stereoskopische Sehen dadurch ermöglicht worden 

 wäre. Soll der Apparat für Physiker oder Augenärzte 

 zu genauen Messungen in dieser Richtung benutzt werden, 

 so wird die Kreisteilung an der Röhre, die das Prisma 

 trägt, und der Hülse, in der sie sich bewegt, voraussicht- 

 lich genügen, eventuell kann auch sehr leicht ein Zeiger- 

 apparat zum Ablesen der Winkel angebracht werden. 



Die Vorzüge zu 2 und 3 werden bei Benutzung des 

 Apparates für den Unterricht und vielleicht auch in der 

 Augenheilkunde am deutlichsten hervortreten. 



Lässt man beide Prismen gleichzeitig in entgegen- 

 gesetzter Richtung rotieren, so beginnen die beiden Bilder 

 im Gesichtsfelde sich zu trennen, sie beschreiben Kreise 

 und werden bei einer beiderseitigen Drehung um 180 ^ 

 ihre grösste Entfernung erreicht haben, bei genügend stark 

 brechenden Linsen also von einander getrennt sein, bei 



