288 BULETINUL SOCIETĂŢII ROMANE DE ŞTIINŢE 



G G. G 



(XXVIII) HG/ ;n( cu, 



: — c ' 



12 Ho 



' 01I\ 



c — c c 



EIN IIANDLICHES MANUMETEH 



VON 

 DAN RADULESGU 



Der kleine Apparat dessen Skizzc cine naherc Beschreibung 

 iiberflussiq- niacht, vereinigt zu den vorziigen des g-cwohnlichen 

 Manomc'ters auch die des leichten Fullens und Reini_Q-ens, des 

 verhăltnfssmăssig billigen Preises iind der Grosseren Solidităt. 



Das Barometerrohr ist oben in (a) glockenformio- erweitc rt und 

 wird durch einen diinnen einq-eschliffenen Glasstab verschlossen- 



Das Standhrett (p) besteht aus Spieq-elg-las oder auch aus Holz 

 und ist in iiblicher Weise gradiert. 



Die drei Befestigiingsringc (r) sind in der W^eisc konstru'rt dass 

 sie ein rasches Auseiiiandernehmen gestatten. 



Die gesamtliche betrăgt 15 — 20 cm. 



Um den Apparat, der ausser Gebrauch gcdacht ist, zu fiillen, 

 demontiert man das Barometerrohr, reinigt und trocknet cs in 

 Trockenschrank. Wăhrend das Rohr noch warm ist entfernt man 

 den Stopfen (b) und giesst, unter den bekannten Vorsichtsmass- 

 regeln, trockenes, warmes Ouecksill)er hinein, I)is das Niveau in 

 beiden Schenkeln sich bei NN befindet. 



Nun schliesst man ein Ende des horisontalen T.-Rohres und 

 blăsst ') durch das andere En:le bis sich das Ouecksilber im rech- 

 en Schenkel bis zu M o-esenkt hat, wăhrend es im linken Schea ke 

 tentsprechend gestiegen ist. 



Nachdem diese Hohe erreicht worvlen ist, verschliesst man bei (b) 

 und der Apparat ist fertig zum Gebrauch. Durch das in der Glockc 



*) Mittels ciiier Kautschuckberne. 



