— 311 — 



cialmente convertirlo in microscopio solare e perciò adattissimo 

 quanto, se non più, 1' apparato di Schiner e gli altri tutti a servire 

 alla riproduzione col disegno delle immagini microscopiche, farà 

 meglio comprendere i vantaggi e 1' utile che i diversi cultori delle 

 scienze naturali potranno trarre da un istrumento così complesso 

 e nel medesimo tempo abbastanza semplice. 



Fig. 2* e fig. 3* — ^ è una cassetta di ottone che racchiude il 



prisma reflessore z, prisma quadrangolare che nel mio microscopio 

 ha l'angolo superiore di 150°, i due laterali ciascuno di 52° e è 'e 

 r inferiore di 105°. — ^ è il tubo inclinato di 30° sull' orizzonte per 

 il quale l' osservatore guarda quando lo strumento funziona (come 

 mostra la figura 3^) da microscopio oculare. — (7 è il porta-oggetti 

 munito di un disco di vetro nero, su cui posa la colonnetta e, che 

 porta lo specchio f, i diaframmi g, e una lente i concentrante i raggi 

 luminosi. — Gli obiettivi m ed n stanno racchiusi nel doppio tubo x, 

 a cui è adattato il movimento rapido colla cremagliera o. Il movi- 

 mento lento a scrupolo sta racchiuso nella colonnetta y, che viene 

 messa in azione dalla vite micrometrica s, mentre nella colonnetta 

 che con essa fa simmetria dall'altra parte scorre un pernio di acciajo, 

 che unitamente a una piccola vite è destinato alla correzione dei mo- 

 vimenti di lateralità e del moto perduto che si può produrre. — Ecco 

 adesso quale è il cammino della luce in questo microscopio. 1 raggi 

 luiiiinosi reflessi dallo specchio/*, passati per la lente concentrante 



