34 



"bestimmten Stärke und Richtung der Inductionsströme ent- 

 spricht. 



Lässt man nun auch durch die feste Drahtspule der 

 Station B denselben elektrischen Strom gehen, so werden 

 auch hier in der kleinen Spule Inductionsströme von be- 

 stimmter Stärke und Richtung erzeugt, je nach der Stellung, 

 welche beide Spulen zu einander einnehmen. Verbindet 

 man daher die beiden festen Spulen durch gut isolirte, 

 dünne Leitungsdrähte mit einander so, dass die Richtung 

 des Stromes auf der Station A die umgekehrte als auf 

 Station B ist, so werden in den kleinen Rollen bei gleicher 

 Stellung gleich starke, aber umgekehrt fliessende Inductions- 

 ströme erzeugt. Bringt man endlich die kleinen Rollen 

 noch durch eine besondere, gut isolirte Doppelleitung mit 

 einander in Verbindung, in der Art, dass die beiden Inductions- 

 ströme den Stromkreis in entgegengesetzer Richtung durch- 

 laufen, so müssen sich die beiden Ströme — gleiche Stellung 

 der kleinen Rollen vorausgesetzt — aufheben. Hat die 

 auf der Beobachtungsstation B angebrachte und mit der 

 Hand zu bewegende kleine Rolle nicht dieselbe Stellung 

 wie auf Station A, so werden sich die Inductionsströme 

 nur theilweise aufheben. Es v\^ird sich dies an einem in 

 den Stromkreis der kleinen Rollen auf der Beobachtuugs- 

 station eingeschalteten Telephon dadurch bemerkbar machen, 

 dass letzteres ein knatterndes Geräusch hören lässt. Ist 

 dies der Fall, so hat der Beobachtende so lange den Zeiger 

 seiner Station und somit auch die kleine Rolle zu drehen, 

 bis das Knattern des Telephons aufgehört hat. Die Stellung, 

 welche jetzt der Zeiger der Station B inne hat, ist dann 

 genau dieselbe wie die des vom Metallthermometer gestellten 

 Zeigers auf Station A. Auf der Scala der Station B kann 

 demnach die Anzahl der Wärmegrade, welche dort das 

 Metallthermometer anzeigt, abgelesen werden. 



Diese Apparate haben ihre praktische Brauchbarkeit 

 zur Genüge bewiesen. Selbst bei verhältnissmässig nur 



