42 



Widerstände ab, den der erzeugte Strom auf seinem Wege 

 vorfindet. Führt man daher den von demselben Elemente^ 

 erzeugten Strom erst auf einem Umwege (durch eine 

 längere Drahtleitung hindurch) zum Galvanometer, so muss 

 er in Folge des im Drahte gefundenen Widerstandes 

 merklich geschwächt sein und demnach einen geringeren 

 Ausschlag der Magnetnadel verursachen, als wenn er auf 

 dem kürzesten Wege vom Elemente zum Galvanometer 

 geleitet wird. Den erfahrenen Widerstand su messen dient- 

 der mit dem Apparate verbundenen Rheostat. Die Mass- 

 einheit, nach welcher diese Messung erfolgt, ist natürlich, 

 wie alle Masseinheiten, eine willkürlich gewählte Grösse. 

 Man ist übereingekommen, als Einheit den Widerstand zu 

 wählen, den eine Quecksilbersäule von 1 qmm Querschnitt 

 und 100 mm Länge bei 0^ dem Strome entgegensetzt, und 

 hat diesen Widerstand zu Ehren des berühmten Physikers 

 Ohm mit dem Namen „ein Ohm" bezeichnet. Da eine 

 solche durch eine Quecksilbersäule hergestellte Einheit aber 

 praktisch wenig brauchbar und Verletzungen leicht aus- 

 gesetzt ist, so pflegt man diesen Normalwiderstand durch 

 Drähte von bestimmter, durch Versuch genau ermittelter 

 Länge zu ersetzen. Die den verschiedenen Metallsorten 

 angehörigen, eben so auch die verschieden dicken Drähte 

 desselben Metalls setzen dem galvanischen Strome ver- 

 schiedenen Widerstand entgegen; dünne Drähte mehr als 

 dicke. Daher ist die Drahtlänge, welche den Wider- 

 stand = 1 Ohm darstellt, verschieden je nach der Metall- 

 art und der Dicke des angewendeten Drahtes. Mit Hülfe 

 der Drahtlängen ist es auch möglich, Widerstände von 2, 3, 5,. 

 10 u. s. w. Ohm herzustellen. Das Instrument, welches diese 

 verschiedenen Drahtlängen in sich birgt und ihre Benutzung^ 

 höchst bequem gestattet, ist der Rheostat. Feinere Instrumente 

 dieser Art lassen auch Bruchtheile eines Ohm messen. 



Der Gebrauch des ganzen Apparates zur Messung 

 irgend eines zu prüfenden Widerstandes ist folgender: 



