43 



Verbindet man den einen Pol des Elements mit der 

 einen Klemmschraube des Galvanometers, den anderen Pol 

 mit dem Kheostaten und diesen wieder mit der anderen 

 Klemmschraube des Galvanometers, stellt den Kheostaten 

 auf Null, d. h. so, dass keine der in ihm verborgenen 

 Drahtlängen eingeschaltet ist, dann ist der Strom „kurz" 

 geschlossen, oder es ist der „Kurzschluss" hergestellt. Das 

 Galvanometer giebt, entsprechend der Stärke des vom 

 Elemente erzeugten Stromes, einen grossen Ausschlag der 

 Magnetnadel. Schaltet man nun zwischen Element und 

 Kheostaten den auf seinen Widerstand zu prüfenden 

 Gegenstand — es sei z. B. eine Kolle dünnen Drahtes — 

 ein, so muss der wieder geschlossene Strom seine Schwächung 

 durch einen kleineren Ausschlag des Galvanometers anzeigen. 

 Sodann schaltet man den betreffenden Gegenstand wieder 

 aus, stellt also von neuem Kurzschluss her, und schaltet 

 nun so viel Widerstandseinheiten am Kheostaten ein, dass 

 die Magnetnadel des Galvanometers denselben kleineren 

 Ausschlag giebt. Man liest nun am Kheostaten unmittelbar 

 die Grösse des gemessenen Widerstandes in Ohm-Einheiten ab. 



Diese primitivste Methode ersetzt (substituirt) den 

 unbekannten Widerstand des Gegenstandes durch einen 

 bekannten Widerstand im Kheostaten, sie heisst daher Sub- 

 stitutionsmethode. Für die Praxis reicht dieselbe vollkommen 

 aus, erfordert gewöhnlich nur ein schnelles Arbeiten, da 

 die Stärke des von den gewöhnlich beliebten Elementen 

 erzeugten Stromes sich leicht ändert. 



Ein viel genauerer Apparat ist der von Kohlrausch. 

 Misst jener durch Substitution, so misst dieser den Wider- 

 stand durch Compensation. Er setzt sich zusammen aus 

 einem Elemente, einem Inductionsapparate, einem Telephon 

 und einer Wheatstoneschen Brücke mit Kheostat. Daa 

 galvanische Element ist mit dem Inductionsapparate ver- 

 bunden, der an Stelle des primären Stromes mit Hülfe des 

 Stromunterbrechers abwechselnd positive und negative 



