44 



Inductionsströme in rascher Aufeinanderfolge liefert. Diese 

 Inductionsströnie gehen durch die Wheatstonesche Brücke, 

 eine Vorrichtung, bei welcher sich die von den beiden Polen 

 der InductionsroUe herkommenden Drähte in je zwei einander 

 begegnende Arme theilen, zwischen deren Treffpunkten noch 

 ein Verbindungsdraht (die eigentliche „Brücke") ausgespannt 

 ist. Mit diesem Verbindungsdrahte ist ein Telephon ver- 

 bunden. Sind die Ströme, welche jederseits in die beiden 

 Arme eintreten, gleich — wie es stets der Fall ist, wenn 

 sie ungehemmt durch die Arme hindurchgehen können — 

 so macht sich in dem Verbindungsdrahte kein Strom 

 bemerkbar, das Telephon bleibt in Kühe. Wird aber in 

 dem einen Arme der einen Seite ein längerer Draht ein- 

 geschaltet, werden also die Ströme der beiden Arme dieser 

 Seite durch den Widerstand des eingeschalteten Drahtes 

 ungleich, so geht ein Ausgleichungsstrom durch den Ver- 

 bind angsdraht und macht sich durch ein Knattern des 

 Telephons bemerkbar. Schaltet man nun auch in den 

 anderen Arm derselben Seite einen Rheostaten ein und 

 regulirt die Stellung demselben so lange, bis das Telephon 

 zum Schweigen gebracht ist, so muss der Widerstand, den 

 der Strom in dem Rheostaten erfahren hat, offenbar eben 

 so gross sein als der zu messende Widerstand im Drahte. 

 Durch Ablesung am Reostaten erfährt man wiederum den 

 gesuchten Widerstand, den der Draht dem Strome ent- 

 gegenstellt. 



Der Kohlrauschsche Apparat gestattet durch seine Ein- 

 richtung auch, die zu prüfenden Widerstände in zehnfacher 

 Vergrösserung und in zehnfacher Verkleinerung zu messen. 

 Er müsste daher eigentlich drei Scalen besitzen; dieselben 

 sind jedoch in geschickter Weise auf eine reducirt. In 

 zehnfacher Vergrösserung beobachtet man, um Widerstände 

 von 1—3 Ohm zu messen, in natürlicher Grösse misst man 

 die Widerstände von 3—30 Ohm, darüber hinaus bestimmt 

 man die zu messenden Widerstände in zehnfacher Ver- 



