35 



scheidende Museumsvorsteher diesen Herrn gerade als seinen 

 Nachfolger empfohlen habe. Da andere Vorschläge nicht 

 erfolgten, so wurde zur Wahl durch Stimmzettel geschritten, 

 aus welcher Herr Messmer als gewählt hervorging. 



Im wissenschaftlichen Theile des Abends lenkte Herr 

 Kector Dr. Hintzmann die Aufmerksamkeit auf 



eine neue Mikroskopirlaini)e9 

 welche er zur Ansicht mitgebracht hatte. 



Das grösste Leidwesen des Mikroskopikers besteht in 

 dem oft empfundenen Mangel des Lichtes, mit welchem das 

 Object beleuchtet werden soll. Um diesem Uebelstande 

 abzuhelfen, ist die Mikroskopirlampe coDstruirt worden, die 

 dem Redner auf der Naturforscherversammlung zu Köln 

 zum ersten Male zu Gesicht gekommen ist. Sie besteht 

 aus einer gewöhnlichen Petroleumlampe von der Form einer 

 Küchenlampe, der Glascylinder derselben ist noch von einem 

 geschwärzten Metallcylinder umgeben, in dessen unterem, 

 der Flamme benachbarten Theile mehrere runde Oeffnungen 

 vorhanden sind mit nach aussen gerichteten kurzen Metall- 

 Töhren. In diese können eben so viele massive Glasstäbe 

 eingesetzt werden, als Löcher bezw. ßöhrchen vorhanden 

 sind. Jede Röhre dient zur Lichtübertragung für je ein 

 Mikroskop, so dass also mehrere Instrumente von einer Licht- 

 quelle aus gleichzeitig genügend erhellt werden können. 

 Die massiven Glasstäbe sind so gearbeitet, dass sie das 

 von der Lampe empfangene Licht trotz der Biegungen 

 desselben ungeschwächt fortleiten. An ihrem Ende ist je 

 eine Blende angebracht. Die ganze Construction ist so 

 einfach, dass man nur eines passenden Blechcylinders und 

 jener Glasstäbe bedarf, um jede Lampe benutzbar zu machen. 

 Der Cylinder lässt sich ohne Schwierigkeiten von jedem 

 Klempner herstellen, die Glasstäbe sind einzeln beziehbar 

 durch Vermittlung der Firma Kröüing hier. 



Das Gesetz, nach welchem die Stäbe im Stande sind, 

 das Licht in sich weiterzuleiten, ist das der totalen Reflection. 



3* 



