i5a 



II. 



Ntiie EinficJüung des Folta' sehen Eudiomelers. 

 Von ebendemselben. 



Eines der unentbehrlichsten Instrumente für 

 die Analyse der brennbaren Gasarten ist das Vol- 

 ta'sche Eudiometer , daher denn auch die Chemi- 

 ker häufig darauf bedacht gewesen sind , die Ein- 

 richtung desselben xu verbessern. Eine Haupt- 

 schwierigkeit bei den Versuchen mit diesem In- 

 strumente , ist die heftige Detonation gewisser 

 Gasgemenge , welche oft die stärksten Röhren 

 mit nicht geringer Gefahr für den Experimentator 

 zertrümmert. Besonders gefalirlich sind die De- 

 tonationen von Gemengen aus SauerstofFgas mit 

 ölbildendem Gas. Saussure '■ ) und Berzelius '•'• ) 

 geben an, dafs die stärksten Eudiometer dadurch 

 zerschlagen werden . Auch Berthollet bemerkt ^' '•'•') 

 er habe die Analyse des ölbildenden Gases mittelst 

 dem Volta 'sehen Eudiometer nicht zu Stande ge- 

 bracht , indem ihm zwei starke Instrumente dieser 

 Art zertrümmert worden seien. 



Obgleich nun Saussure diesem Uebelstande 

 dadurch abgeholfen hat, dafs er mehr Sauerstoff- 

 gas anwandte als zur Verbrennung erforderlich ist, 

 wodurch die Heftigkeit der Explosion wegen der 

 Elastizität des bei der Detonation unthätig bleiben- 

 den Antheils von Sauerstoifgas , vielleicht auch 



*) Annales de Cbimie LXXVIII. 59. — Gilberts Annalen 



XLII. 351. 

 **) Lehrbuch der Chemie. — Jahresbericht I. 30. 

 **•) Me'moires de la societ« d'Arcueil II. Gübeits Annalen 



XXXIV» 412. 



