i53 



wegen der durch dassell)e bewirkten Abkühlung 

 des brennenden Gemenges gemildert wird, und 

 man auch zur Analyse l)rennharer Gasarfen Ap- 

 parate erfimden hat, worin die Verbrennung lang- 

 sam vor sich geht '% so war doch in vielen Fällen 

 ein Eudiometer , welches die Detonation aushielte , 

 sehr zu wünschen. 



Da ich bei meinen Versuchen über das Knall- 

 gasgebläse die Erfahrung gemacht hatte , dals selbst 

 ein comprimiertes Gemenge aus ölbildendem Gas 

 imd Sauerstoffgas in einem metallenen Gefässe von 

 hinlänglicher Stärke ohne Schaden abgebrannt wer- 

 den kann , so suchte ich diese Erfahrung auch auf 

 die Construktion eines solchen Eudiometers anzu- 

 wenden. Ich gab demselben folgende Einrichtung. 



AB Fig. 2. ist ein hohler Cylinder aus ge- 

 schmiedetem Eisen, (z. B. der unterste Theil eines 

 starken Flintenlaufes) von 6 — 7 Zoll Länge und 

 etwa 0,7 Zoll innerem Duarchmesser.^ In Jl ist 

 derselbe mit einer Schraube verschlossen , durch 

 welche ein mittelst einer Glasröhre isolierter und 

 in eine kleine Kugel sich endigender Draht einge- 

 führt wird. Das untere Ende des Rohres E B 

 hat eine etwas verengte und mit einem sorgFältig 

 eingeschliffenen Hahn F versehene Oeffnung , un- 

 ter welcher es sich wieder etwas trichterförmig 

 erweitert. Der Gebrauch dieses Instrumentes 

 ergiebt sich von selbst. 



Da dergleichen Versuche, wenn sie genaue 

 Resultate liefern sollen , über Queksilber angestellt 

 werden müssen , so habe ich mein Instrument aus 

 Eisen verfertigen lassen. Wollte man es zu Ver- 

 suchen über Wasser anwenden , so wäre ein ku- 

 pfernes zweckmäfsiger. 



*) Wie z. B. derjenige von Henry , in Gilb. Anual, XLII. 



