DE PHYSIQUE ET DE METEOROLOGIE. qg 



On pourroit donner à la graduation un pied de module , 

 diviser celui-ci en loo p. et prendre pour poids normal 

 à volonté une livre , ou une once ou un dixième d'once , 

 ou même un quintal, en ayant égard à la force et au poids 

 des chaînes. Pour de très-petits poids , il faut des soies 

 très-fines , une poulie très-bien suspendue , et surtout 

 bien équilibrée. 



Si en changeant le poids normal on vouloît se servir 

 de la même gradjation , on feroit cette proportion. L'an- 

 cien peson est au nouveau comme la valeur indiquée est 

 à la valeur réelle. 



Démonstration du principe de la balance tangentigrade 

 et de V anémomètre de Mr. Huber , par Mr. Schaub, 

 Professeur de Mathématiques , à Genève. 



Soit B la position du centre de gravité de l'appareil 

 mobile lorsque le poids de cet appareil fait équilibre avec 

 la force d'impulsion du vent (supposé agir horizonta- 

 lement). 



L'angle CB=^6; B Z? = l'intei^sité delà force d'im- 

 pulsion du vent sur la surface dont a représente la gran- 

 deur ; nommons cette intensité pour l'unité de suriace 



P- 



Appelons m la masse de l'appareil mobile , g la pe- 

 santeur, m g sera le poids de cet appareil; représentons 

 m g par B L. 



Décomposons B D en deux forces , Tune B E dans le 

 sens du rayon CB qui sera détruite par la résistance de 



