TtV. PHYSTQITE ET BR METÉOnOLOGTE. ÎO7 



lui du vent sur une surface de trente-deux pouces ; il 

 est moindre. 



On peut aussi placer la girouette et tout son appa- 

 reil dans un cercle , ou dans un ovale vertical qui 

 chemine avec elle et tourne sur un pivot. Toutes ces 

 méthodes sont bonnes , pourvu que la girouette tourne 

 avec la plus grande liberté sur son axe , que le volant 

 soit bien démasqué et que l'index marche parallèlement 

 aux supports de l'anémomètre. 



Le poids total du volant et de ses branches , en 

 comptant les parallèles et tout ce qui se meut par 

 l'effort du vent , doit donner le poids normal équivalent 

 au module; c'est-à-dire, que si tout cet appareil mobile 

 pesoit quatre onces, je donnerois au module de la gra- 

 duation quatre onces , et je la diviserois en con- 

 séquence. 



J'ai donné trois onces au poids total de l'anémo- 

 mètre , la graduation est donc divisée exactement 

 comme celle de la balance, donc le module est sup- 

 posé trois entiers ; la surface du volant est de quatre 

 pouces en quarré. 



On doit placer le pied de l'anémomètre dans une po- 

 sition parfaitement verticale , sans cela les degrés qu'il 

 indiqueroit seroient ou trop forts ou trop ioibies. La 

 machine doit donc être munie d'un plomb suspendu 

 par un fil, dans quelque partie à l'abri du vent; je l'ai 

 placé entre quatre vitres dans le pied même de l'ané^ 

 momètre. 



Il doit encore porter une rose des vents en fer-blanc, 



