DE PHYSIQUE ET DE MÉTÉOROLOGIE. 1 O9 



Borda dans des expériences destinées à estimer la vi- 

 tesse relative à la résistance de l'air : ces expériences 

 faites sur un volant de quatre pouces en quarré peuvent 

 s'appliquer à l'anémomètre que je viens de décrire. 



Surface, quatre pouces. 



Description de V Anémographe. 



L'instrument auquel j'ai donné ce nom, est construit 

 sur le même principe que mon anémomètre. ( PI. 5 et 4.) 



Dès que j'eus la certitude que les tangentes don- 

 noient des degrés comparables, je sentis que si je pouvois 

 faire traîner par les verges de l'anémomètre un petit 

 char qui parcourût une ligne horizontale , cette ligne 

 pouvant représenter les tangentes de tous les angles , 

 depuis , jusqu'à go* , un crayon porté par le train 

 de derrièie de ce char, pourroit tracer sur le papier 

 des lignes proportionnelles aux forces du vent. 



La principale difficulté consistoit à faire pousser par 

 les verges le char en question dans une direction hori- 

 zontale : pour cela j'établis à droite et à gauche des 

 deux verges , une plate-forme sur laquelle deux rou- 



