073 SUR UNE NOUVELLE DÉTERMINATION 



mier emploi que j'avais à faire du cercle répétiteur de Gam- 

 bey, de 20 pouces de diamètre, nouvellement acquis par 

 notre Gouvernement pour l'Observatoire , la détermination 

 aussi précise que possible, de la latitude astronomique de ce 

 pointj et je m'en suis occupé dès l'année 1824 où ce cercle 

 fut mis en place. 



Cet instrument, dont on trouvera à la fin de ce mémoire 

 le dessin, accompagné d'une explication détaillée, se compose, 

 comme les cercles répétiteurs de la construction de Rei- 

 chenbach, d'un cercle vertical, qui est double pour ainsi dire, 

 c'est-k-dire qui est formé par l'assemblage de deux cercles 

 concentriques de laiton évidés, fondus chacun d'un seul jet, 

 et enchâssés l'un dans l'autre. Chacun de ces cercles se com- 

 pose d'un limbe et de huit rayons aboutissant à un collet 

 central, traversé par un axe horizontal d'acier enchâssé 

 dans la monture de l'instrument, et qui sert à porter le 

 cercle. La circonférence du plus grand de ces cercles présente 

 un rebord extérieur qui permet d'établir son limbe sur le 

 même plan que celui du cercle intérieur, de manière à ce 

 que ce dernier soit enchâssé dans le premier, et que les 

 rayons soient en avant de ceux de l'autre cercle, quoique les 

 limbes soient exactement en contact. Le limbe extérieur 

 porte sur une lame d'argent une division tracée de cinq en 

 cinq minutes de degré sexagésimal, et l'intérieur porte 

 quatre verniers à angle droit, divisés chacun sur une lame 

 d'argent en joo parties pour 99 parties du limbe. Chaque 

 vernier donne ainsi directement les arcs de trois en trois se- 

 condes, quoique ces arcs ne correspondent, sur un cercle de 

 20 pouces de diamètre, quà une longueur réelle d'un 675* 



