402 SUR UNE NOUVELLE DÉTERMINATION 



— tmtmtm»m9mtm « »»m*m um u muu t vv * iè 9 * » mvmt^ i nê i i mi nà i im 99i .ifV'»« ' a ' i9i < t«» 999»9tm»m»atm»m*m*%*%\%y9m**»99m»m 



EXPLICATION 



La Planche ci-jointe représente le cercle répétiteur astronomique 

 de Gambey, de vingt pouces de diamètre, de notre Observatoire, 

 tel qu'il a été décrit ci-dessus pp. 872 — 377. II est mis en per- 

 spective dans deux positions différentes, le cercle vertical étant vu 

 de face dans la figure i, et de profil dans la figure 2. 



Dans l'une et l'autre figure, on voit un cercle vertical ^^i^, com- 

 posé de deux cercles concentriques enchâssés l'un dans l'autre. Le 

 cercle extérieur, plus massif et épais que l'autre, auquel il sert d'en- 

 veloppe , est celui dont le limbe porte une division tracée de cinq en 

 cinq minutes de degré sur une lame d'argent ; ses huit rayons sont si- 

 tués en arrière de ceux de l'autre cercle. Il est porté par un axe hori- 

 zontal d'acier, enchâssé dans un collet intérieur de même métal de 

 la pièce massive de laiton B, percée en forme de oaaon, qui sert 

 d'enveloppe extérieure à cet axe. Le cercle est mobile autour de son 

 axe, et peut être fixé au moyen de la pince à vis C, établie derrière 

 le cercle, sur une forte lame de laiton D, fixée par plusieurs vis à 



