SUR I.A TESiPÉRATUBE DU LAC DE ÏDOL'NK. ' 265 



Pour obtenir des indications exactes avec les thermométro- 

 graphes il est nécessaire de les protéger contre la pression ^ 

 c'est ce que MM. Bravais et Martins firent les premiers dans 

 les sondages exécutés à bord de la Recherche dans la mer gla- 

 ciale en 1838 et 39 (i). Ils se servaient du thermométrogra- 

 phe de Six, modifié par Bunten (-), qu'ils enfermaient dans 

 de forts tubes en cuivre. Concurremment avec cet instru- 

 ment ils faisaient usage du thermomètre à déversement de 

 M. Walferdin (^), enfermé dans un tube de cristal scellé à la 

 lampe d'émailleur. — Les thermométrographes de Bunten 

 sont évidemment supérieurs aux instruments de Sis, parce- 

 que l'index, par la construction de l'instrument, est beaucoup 

 moins sujet à l'action des chocs. Pourtant M. Martins accorde 

 une confiance infiniment moindre aux indications de ces ther- 

 mométrographes qu'à celles des instruments à déversement. 

 Malheureusement les thermomètres de Walferdin non seule- 

 ment sont dune construction difficile, mais de plus ils deman- 

 dent dans leur emploi des préparatifs longs et minutieux qui 

 les rendent peu pratiques lorsqu'il s'agit de séries d'expérien- 

 ces consécutives. Aussi M. Martins lui-même dans ces der- 

 niers temps n'en fait plus usage pour le sondage des lacs ( '). 



(') Voyages en Scandinavie , en Laponie et au Spiizberg de la corvette la Fte- 

 clierche. Géographie physique, lome II, page 291. 



(-) Pouillet. Eléments de physique, tome H, page 509, Ggurc 372. 



(■>) Ibid. fig. 369. 



(*) M. Martins s'est occupé dans ces dernières années de sondages thernioraé- 

 triques des lacs alpins, en faisant usage de thermomètres ordinaires entourés de 

 mauvais conducteurs. Je ne sais pas si les résultats de ces recherches sont déjà 

 Tome xn, 1" partie. Z\ 



