SUR LA TEMPÉRATURE DU LAC I)E TIIÛUNE. 267 



étant placé dans cet édifice. — On conçoit facilement que 

 cette méthode ne puisse être appliquée à des places éloignées 

 de la côte, qui pourtant doivent être choisies pour être à l'abri 

 de l'action échauffante de la terre. 



Description de notre méthode. 



Ayant toutes ces expériences précieuses devant nous, il 

 nous restait à choisir la méthode qui convenait le mieux à 

 notre but. Nous avons suivi en général la méthode de de 

 Saussure, en employant des thermomètres ordinaires proté- 

 gés contre un changement trop rapide de température. 



Nous faisions usage de thermomètres ordinaires à mercure 

 avec des réservoirs cylindriques très-grands qui étaient en- 

 tourés de couches alternatives de coton et de caoutchouc. Les 

 thermomètres avaient été confectionnés avec beaucoup de soin 

 par M. Danger à Paris. Leurs tiges avaient environ 30- centi- 

 mètres de longueur avec une course de +22° C jusqu'à — 2°. 

 L'échelle était gravée sur la tige et indiquait les dixièmes de 

 degré. Or chaque dixième ayant une longueur de plus d'un 

 millimètre on pouvait facilement estimer les centièmes. La 

 graduation des instruments fut comparée de 5° en 5° avec un 

 thermomètre étalon a échelle arbitraire confectionné par 

 M. Fastré (i) d'après les indications de M. Regnault, et 

 les légères corrections qui résultaient de cette comparaison 



(') Tous les piijsiciens qui s'occupent d'expériences dans lesquelles il esl de 

 riaueur de se servir de iliermonièues très-exacls, connaisscnl la diQiculié de se 



