2&S RECHERCHES 



furent introduites dans les résultats obtenus avec nos instru- 

 ments ('). 



Ces thermomètres entourés de mauvais conducteurs furent 

 placés dans des cylindres en verre qui étaient en outre pro- 

 tégés contre le changement de la température par une enve- 

 loppe de linges. J'ai déterminé leur marche par des expérien- 

 ces préliminaires. Dans ce but on plongea tous les instru- 

 ments dans une cuve remplie d'eau de la température de l'air 

 ambiant. On les y laissa pendant quelques heures jusqu'à ce 

 que tous les thermomètres se fussent mis en équilibre avec 

 cette température. Alors on les retira de cette eau et on les 

 plongea dans une autre cuve remplie d'eau, qui avait une 

 température supérieure à celle de la première d'environ 10 

 degrés. Au bout de o minutes la température de tous les ins- 

 truments était montée tout au plus de 4 centièmes de degré, 

 quelques uns n'avaient pas bougé. Après 10 minutes la diffé- 

 rence s'élevait déjà à 2 dixièmes de degré. Après une heure et 

 demie tous les instruments s'étaient mis en équilibre avec la 

 température de l'eau plus chaude. — Pour être sûr que ces 

 thermomètres prissent exactement la température de leau à 



procurer des instruments bien siirs. C'est pour cela que je crois leur rendre un 

 service en recommandant les thermomètres étalons confectionnés par M. Fastré 

 ( quai des Augustiiis, N° G3 , à Paris), qui travaille sous les yeux de M, Regnault 

 et qui fournit ses înstrumenls consciencieusement calibrés, pqur le prix très-mo- 

 déré de 2o fr.. 



(1) M. J. Pierre donne dans une note une description détaillée de la méthode 

 employée par M. Ptegnault pour calibrer et graduer les thermomètres. Annales de 

 Chimie et de physique, •d"'-'^ série. Tome V. Page 428. 



