10 MÉMOIRE SUR LA LATITUDE 
Dans un voyage que Jai fait dernièrement à Milan, 
M. Frisiani m'a montré un oculaire plus commode destiné à 
ce genre d'observations. L’éclairage des fils a lieu par une ou- 
verture latérale dans la monture de loculaire, et la lumière 
est réfléchie dans la direction de l'axe de la lunette par une 
petite glace à faces parallèles, dont on peut changer Fincli- 
naison à l’aide d’une vis. C’est avec un oculaire semblable, que 
j'ai fait faire à mon retour, que les sept dernières observations 
ont été effectuées. Avec cet appareil on peut se servir d’une 
lampe et obtenir ainsi un éclairage plus fort que par la lu- 
mière diffuse, en sorte que l'image des fils est beaucoup plus 
distincte. De plus, comme il n’est pas nécessaire d'ouvrir les 
trappes, la surface du mercure est plus tranquille, même lors- 
que l'atmosphère n'est pas très-calme. Enfin avec cet appareil 
on peut éclairer telle partie du réticule qu'on veut, et en 
particulier on peut observer la coïncidence des fils horizontaux 
avec leurs images sous le fil méridien. 
On pourrait aussi se servir avantageusement de cet appa- 
reil, pour déterminer l'inclinaison à l'horizon de l'axe de ro- 
tation de la lunette, en mesurant avec un fil mu par une vis 
micrométrique la distance qui sépare le fil méridien de son 
image réfléchie par le mercure. Effectivement cette déviation 
du fil méridien de son image n’est produite que par l'erreur 
d’axe optique et par le défaut d'horizontalité de l'axe de rota- 
tion ; si on désigne par d cette déviation comptée positivement, 
lorsque le fil méridien est à l’est de son image, et par € la 
correction due à l'erreur d’axe optique, on aura pour lincli- 

