120 MÉMOIRE 
bilité d'indication , J'ai fait usage du procédé proposé par 
M. Poggendorff, pour la mesure de la déclinaison magnéti- 
que (1), procédé que MM. Gauss et Weber ont si heureuse- 
ment appliqué au magnétomètre (2), M. Reich à la détermina- 
tion de la densité moyenne de la terre (), et MM. Arago (1) 
et Wheatstone (5) à diverses recherches sur la lumière. Ce 
moyen consiste à employer un miroir mobile pour réfléchir 
dans une lunette immobile les graduations d’une échelle fixe. 
Le fléau de la balance, ou si l’on veut de la romaine, est 
formé d’une lame de sapin a b (fig. 1), sans nœuds ni défauts, 
longue de 0®,6 sur 0,02 de haut et 0,005 de large. 
Les variations d'humidité et de température de l'atmosphère 
entre les limites ordinaires n’auront sur elles aucune influence 
si, après l'avoir séchée au four, on la vernit d’une huile sic- 
cative. Elle est immuablement encastrée, par son milieu, dans 
une sorte d’étrier de même matière c (fig. 2). Cet étrier est un 
parallélipipède de 0,05 de hauteur sur 0,04 de largeur et 
autant de profondeur. Il est percé au centre d’une ouverture à 
destinée à recevoir le fléau. Sur deux faces opposées, il présente 
- deux petits bras d, perpendiculaires à l'axe du fléau et pourvus 
en haut d’une fente à lèvres de laiton qu’une vis e permet de 

(4} Ein Vorschlag zum Messen der magnetischen Abweichung ; Ann. der Phys. 
und Chem., tome VII, p. 121 (1826). 
(2) Resultate aus den Beobachtungen des magnetischen Vereins, tome I. 
(5) Versuche über die mitilere Dichtigkeit der Erde, Freiberg, 1838, 8°. 
(4) Ann. Chim. et Phys., tome LXXL, p. 49. 
(3) Phil. Trans. 1854, p. 585 ; — Archives de l'électricité , tome IL, p. 37. 
