122 MÉMOIRE 
Le fléau et les pièces qui lui sont fixées sont renfermés dans 
une cage percée de manière à laisser sortir les deux fils sus- 
penseurs, et, vis-à-vis le miroir, à livrer passage aux rayons 
qui se réfléchissent sur lui. Contre une des faces de cette 
cage, ou mieux, Sur un support à distance p, on dispose une 
lunette 0, pourvue d’un fil micrométrique horizontal et d’une 
crémaillière au tiragé de l’oculaire. Cette lunette, grossissant 
huit à dix fois, est mobile dans un plan vertical autour 
d'un quart de cercle ou sur deux porte-tourillons. Après la- 
justement, l'angle formé par l'axe de la lunette avec la verti- 
cale menée par son centre de rotation doit rester inva- 
riable; une ligne de foi tracée sur l'arc de cercle, ou un repère 
placé à distance contre la paroi ou contre un objet immobile, 
sert à vérifier la position de l'instrument toutes les fois que 
cela est nécessaire. Le plan vertical qui passe par son axe 
optique rencontre perpendiculairement les surfaces verticales 
du miroir et de l'échelle. 
L'intérieur de la cage est peint en noïr mat, afin d'absorber 
tous les rayons entrants autres que ceux qui viennent se ré- 
fléchir sur le miroir. Il convient de vitrer la face latérale 
faisant l'office de porte pour donner accès à la coupe, et d’in- 
tercepter extérieurement la lumière par un écran où par un 
voile opaque et de couleur foncée. 
Pour se servir de l'appareil, on commence par mesurer la 
plus courte distance bm qui sépare l'échelle du plan moyen 
du miroir, soit de celui qui est également éloigné de ses deux 
faces parallèles. Cette distance, que je nommeraï », doit de- 
meurer constante. De même, après avoir donné à la lunette 
