138 MÉMOIRE 
10) et celui des vis a et e (fig. 12), suffisent pour réaliser 
avec facilité les conditions des positions relatives de échelle, 
du miroir et de la lunette, telles qu’elles doivent exister pour le 
maximum de sensibilité. Il est bon de couvrir d’un écran opa- 
que la vitre abfq, afin qu'aucune lumière autre que celle de 
l'échelle ne vienne se réfléchir sur le miroir. L'appareil étant 
hermétiquement clos, on n’a pas à craindre les courants d'air. 
Enfin les pesées se font avec sûreté et d’une manière tellement 
rapide qu’elles restent absolument indépendantes des effets 
des variations de température, et qu’elles exigent beaucoup 
moins de temps que n’en demandent les balances de précision 
ordinaires. 
Pour construire la table qui donne le poids cherché 
en fonction des divisions de l'échelle réfléchies, on détermine 
une fois pour toutes, dans une position désormais invariable 
des parties de la balance, les déviations qui correspondent à 
une charge de %, 1, 1 2,2, etc. milligrammes placés dans la 
coupe : l'interpolation donne les valeurs des pesées intermé- 
diaires. 
Cette balance m'a accusé, dans des circonstances peu favo- 
rables, un trentième de milligramme, d’une manière bien dé- 
cidée. Je n'ai nul doute que la limite extrême de sa sensibilité 
soit beaucoup au delà et que. avec des moyens plus parfaits 
que ceux dont j'ai pu disposer, on atteigne le cinquantième 
du milligramme et même plus loin (!). 

(1) Depuis la lecture de ce Mémoire, j'ai cherché à détruire l'inconvénient de 
faire agir sur le ressort, non-seulement le corps à peser, mais encore la coupe 
