SUR DEUX BALANCES A RÉFLEXION. 143 
Or, lorsque le fléau se sera incliné d’une valeur angulaire 2" 
sur l'horizontale, le fil 4 sera descendu d’une quantité préci- 
sément égale à la longueur de l'arc de cercle qui soutiendrait 
au centre un angle 2”. Donc, si le bras «4 — Le, on aura dé- 
finitivement 
relation qu'il s'agissait d'obtenir et qui mesure l'évaporation. 
Un appareil construit sur les indications précédentes. qui 
serait à demeure et destiné à évaluer les quantités d’évapo- 
ion de l ait ê 1 1 tr he: 
ration de l'eau, pourrait être converti en hygrométrographe; 
mais il faudrait annuler l'influence de l'agitation de l'air sur 
l'évaporation, ou en tenir compte. En tout cas, les résultats 
devront être corrigés de l'influence de la température sur l’une 
et l'autre branche et sur la capacité de saturation de Pair 
ambiant. 
b) Mesure de l'élasticité des ressorts. La deuxième balance 
est évidemment un appareil d’une extrême sensibilité pour 
mesurer d'une manière rigoureuse les valeurs d’écrasement 
ou d'extension de ressorts de formes diverses. Les recherches 
de S'Gravesande (1), de Coulomb (2), de Th. Young (5), de 
Leslie (?), de Tredgold (°), de Wertheim(°) et de beaucoup 

(1) Biot, Traité de physique expérim. et mathém., t. [, p. 470. 
(2) Id. ibid, p. 485. 
(5) A Course of lectures on natural philosophy, t. I. 
