506 MÉMOIRE 
de ce que les fils horaires ne sont pas parfaitement per- 
pendiculaires au fil équatorial. Cette erreur a été déduite 
de la comparaison des différences des passages observés à 
l'équatorial entre deux étoiles aussi distantes en déclinaison 
que le champ de la lunette le permettait, avec les différen- 
ces en ascension droite observées à la lunette méridienne 
ou tirées des catalogues lorsque la position des étoiles était 
bien connue. 
Les paires d'étoiles choisies dans ce but étaient telles, que 
l'étoile qui précédait était altérnativement plus boréale ou 
plus australe que l'étoile qui suivait. J'ai trouvé ainsi que 
les différences en ascension droite observées au micromètre 
étaient trop faibles, lorsque l'étoile la plus boréale précédait, 
et vice vers; l'erreur réduite à l'équateur, pour une mi- 
nute de différence en déclinaison, s'élève 
D'après une première série d'observations à  0$,0128 
P P 
D'après une seconde série 0,0147 
D'après une troisième serie 0,0129 
Moyenne 0,0134 
Il faudra donc appliquer une correction en temps égale à 
11% d9à l'ascension droite de la comète, en désignant par 
cos 
0 
dla différence en déclinaison entre la comète et l'étoile 
exprimée en minutes, et en ayant égard au signe de de. 
J'ai toujours fait, autant que possible, un nombre égal 
d'observations dans les deux positions de l'instrument, en 
en faisant alternativement précéder et suivre l'axe de décli- 
