448 EMPLOI DU PI.OMB 



ne pénètre qu'à quatre ou cinq millimètres clans la virole. A cet 

 écrou s adapte un bouchon de métal à vis, à tête carrée qui 

 s'enchâsse aussi dans une clé; il a un rebord large de six milli- 

 mètres , muni en-dessous d'un anneau de cuir gras qui s'appli- 

 que sur la virole du matras. Ces clés servent à serrer forte- 

 ment la vis du bouchon de métal, et à empêcher l'attouche- 

 ment immédiat de ce vase avec les mains pendant sa clôture. 



Les matras employés pour la plupart de mes épreuves eudio- 

 métriques sur l'air commun, ont une capacité de i5o à aSo 

 centimètres cubes. Leur col a environ une longueur de i5 cen- 

 timètres , et une capacité comprise entre le tiers et le quart de 

 celle de la boule, pour que l'absorption de l'oxigène atmosphé- 

 rique puisse se mesurer dans ce col. 



Le verre de ces vases ne doit pas avoir moins d'an millimètre 

 d'épaisseur, pour qu'ils ne soient pas exposés à se casser pa^ 

 l'agitation de la grenaille : ses grains doivent être les plus petits 

 de ceux qu'on trouve dans le commerce ; 88 grains de cette 

 grenaille pèsent environ un gramme. 



On en prend pour chaque analyse un poids bien déterminé , 

 et à peu près égal à un cinquième du poids de l'eau requise 

 pour remplir le matras. 



La quantité d'eau qu'il faut ajouter à la grenaille sèche , doit 

 être égale à un dix-septième de son poids. Une plus ou moins 

 grande dose de liquide retarde l'oxidation du plomb. La liqueur 

 en excès a d'ailleurs l'inconvénient de former une écume nui- 

 sible à la détermination du volume du gaz, résidu de l'absorp- 

 tion. L'eau qui mouille la grenaille n'équivaut pas, ainsi, à 

 1 i/a p. o/o du volume de l'air soumis à l'analyse. 



