SUR l'Électricité voltaïque. 485 



une partie du liquide égale à leur propre volume. La vitesse 

 avec laquelle le liquide s'élève dans le tube, indique la quantité 

 de gaz qui est développée dans un temps donné et par consé- 

 quent l'énergie chimique de la pile. Ce procédé est beaucoup 

 plus sensible et plus exact que celui qui consiste à mesurer di- 

 rectement le volume des gaz dégagés , vu qu'il i-este toujours 

 une certaine portion de ces gaz mélangée avec le liquide, qu'on 

 ne peut pas apprécier par cette dernière méthode, tandis ({u'au 

 moyen de celle que j'ai indiquée, à chaque bulle de gaz qui 

 se développe correspond, où que cette bulle se trouve, une aug- 

 mentation de la colonne liquide qui est dans le tube , égale en 

 volume à celui de la bulle. Il faut seulement avoir soin de tenir 

 compte de la température et de la pression. 



Je me suis servi pour apprécier les effets calorifiques de la 

 pile , de deux appareils difïérens. Le premier (yjig. i 2) , des- 

 tiné à mesurer des elïets considérables , se compose d'un fil de 

 platine fixé par son extrémité supérieure à une pièce en laiton 

 à laquelle s'adapte l'un des pôles de la pile , et supportant par 

 son extrémité inférieure une aiguille en laiton , qui parcourt les 

 divisions d'un arc de cercle gradué , et dont le centre de rota- 

 tion communique à une pièce de laiton à laquelle aljoutit l'au- 

 tre pôle de la pile. Au-dessus de cette pièce en laiton , est placé 

 un petit support isolant (en ébène ou en ivoire), sur lequel s'é- 

 lève une tige verticale en laiton , au bout de laquelle est fixée la 

 pièce supérieure. Cette tige porte une division métrique, afin 

 qu'on puisse mesurer la longueur du fil de platine que l'on peut 

 à volonté raccourcir ou allonger, en élevant ou en abaissant 

 la pièce supérieure. Une vis de rappel qui y est ajustée pennet 



