24 ^ ) O ( PI: 



La perfedion de cet Inftrument confifte principalement 

 en deux Points. i. A marquer toùjours exadtement le méme 

 dégré ; de forte qu'entre plufieurs Thermomètres conftruits 

 fuivant les ménies Principes & expofés au méme Air, aucun 

 ne foit difFérent d'un autre , lorfque la Liqueur fera parvenuè à 

 fon Point d'équilibre avec l'Air qui l'environne. 2. En ceque 

 ces Principes foient d'une exécution facile par tout & méme 

 que fans le fecours d'un femblable Inftrument, on puiflTe en 

 conftruire un à Rome, qui s'accorde exadement avec un qui 

 fera fait à Paris. 



Il e(ì aifé de comprendre fur le pre'mìer Point , que la Li- 

 queur du Thermométre haufife ou baiflTe plus ou moins dans 

 le Tuiau , fuivànt que le diamètre intérieur de ce Tuiau eft plus 

 ou moins large; & par conféquent que la continuité duméme 

 diamètre dans toute l'étendue que cette Liqueur pourra parcou- 

 rir dans le Tuiau , eft une condition néceflTaire à la perfedion 

 de cet Inftrument ; à moins que l'on ne foit fort attentif à en 

 divifer la graduatìon, fuivant que le diamètre de ce Tuiau s'é- 

 largit ou le rétrécit. C'eft pourquoi la calibration intérieure 

 du Tuiau doit étre le préalable de la conftrudion de l'Inftru- 

 ment. 



Mr. de Re aumur, à qui l'on a de grandes obligations fur 

 cette matière & fur quantité d'autres, a le premier reconnu 

 cette néceffité. Pour cette raifon il a prefcrit des petites me- 

 fures , d'un ou de plufieurs dégrés. 



On les remplit de Mercure que l'on verfe dans l'Inftru- 

 ment, & l'on marque chaque accroiffement fur la planche où 

 il eft attaché. Gomme on peut voir le déta^de cette faqon de 

 calibrer dans les Mémoires de rAcadémie J^p'/ale des Sciences 

 1730, je me contenterai de faire fur ce fujet les Réflexions 

 fuivantes. 



Cette 



