16 ^1) o ( HJf 



d'accroiffement de chaleur ou de froid , dont les extrémités 

 fuffent des points fixes, que l'on pùt facilement & en touslieux 

 déterminer lans erreur , afin de diftribuer entre ces deux points 

 la graduation. 



Mr.de B^EAUMUR s'efl: pour cet efFet fervi du terme de 

 l'eau bouillante & de celui de la congélation de l'eau. 



Quant au i. terme, il efl: fùr que c'eft un point fixe. Se 

 qu'on le peut aifément pratiquer par-tout fans erreur ; Mais 

 comme ceux qui ont fulvi les Principes de cet illuftre Acadé- 

 micien ont tire une partie confidérable de l'air de leurs Ther- 

 momètres lorfqu'ils les ont fcellés , qu'ils n'ont pas plongé dans 

 l'eau bouillante toute la Liqueur de ces Inftrumens lorfqu'ils 

 les y ont réglés, & qu'ils ne fé font pas aflTujettis à un méme 

 point du Baromètre lorfqu'ils ont fait bouillir leur eau, cela 

 les a fait confidérablement errer à l'égard de ce terme : Auflì fé 

 rencontre-t'il dans la plùpart de ces Thermomètres 25, 30, & 

 jufqu'à 3^. dégrés d'erreur fur un pareil point. Le gros Ther- 

 momètre de rObfervatoire en a près de 30. 



Quant au terme de la congélation de l'eau, Mr. deRE'AU- 

 MUR l'a preferite en deux manières. La première avec un 

 vafe d'eau que fon fait geler avec de la giace & du fel à l'en- 

 tour, après avoir dépofé dans cette eau la boule du Thermo- 

 mètre que l'on veut régler. 



L'autre avec de la giace qui eft prète à fé fondre , qu'on 

 pile fort menuè, & avec quoi l'on envelope la boule duTher- 

 momètre. 



La I. de ces deux manières m'a parue fujette à beaucoup 

 d'erreur, parce que la giace qui fé forme à l'entour, & joi- 

 gnant la boule du Thermomètre, & qui pourlors luicommu- 

 nique fon dégré de froid , en a plus ou moins, fuivanc la quan- 

 tité de fel, qu'on a mis au dthors du vafe. 



La 



