Cefi pourqnoi fi pour ce Thermomètre fuppofé conflruit 

 avec une houle d'environ dix mille grains de Mercure, comme 

 je l'ai fait , on vouioit encore l'alTujettir au méme terme d'eau 

 bouillante que mon Thermomètre & plonger de méme dans 

 ?^"r^l°^"^ ^^ Mercure, la temperature de la niche de la cave 

 de 1 Ublervatoire s'y rencontreroit alors à 137 dégrés &demi. 



^ Elle s'y rencontreroit à 13T , fi la houle de ce Thermo- 

 mètre ne contenoit qu'environ 2^00 grains de Mercure: car 

 la dilatation que caule l'eau bouillante au verre de la houle & 

 au calihre des tuiaux , lorfque l'on y plonge les Thermomè- 

 tres, elt plus grande, a légard de leur contenu, dans les Ther- 

 niometres à petite houle que dans ceux à grofTe houle & ra- 

 bailie par conféquent davantage le terme de l'eau boiiil- 

 iante dans les Thermomètres à petite houle. 



Je n'aprouve pas non plus la méthode de Air. de LISLE 

 de tenir les tuiaux ouverts , parce qu'il y entre par ce moìen 

 de la poufliere & de l'humidité ; témoins trois Thermomè- 

 tres^ de fa faqon qui font entre les mains de Mrs. de BJEAUAIUli 

 &de MAIB^AN, & qui, lorfque je les vis, me parurent fort 

 deranges. 



fVA- J'^^^"^^^ ^"'"" Académicien aiant lù l'article précédent 

 Cfc-ditionde 1741) m'écrivit qu'il avoit ohfervé dans ce Ther- 

 momètre encore un autre défaut , défaut que lui procuroit 

 lon ouverture fupérieure, c'eft qu'elle le rendoit fujet comme 

 un baromètre à la variation de la péfanteur de l'air. 



J'eus occafion en 1748 de ve'rifier & de reconnoitre en 

 tailant plulieurs Thermomètres à Mercure, que l'Obfervation 

 de cet habile Homme étoit non-feulement certaine, mais enco- 

 re bien elTentielle pour ce Thermomètre. 



Car le Mercure s'y comprimant effeótivement par l'ac- 



croiiiement du poids de l'air & pouvant s'y comprimer ou s'y 



^^^- G dilate/. 



