T2 JJ^>0CÌ^ 



des Obfervations , on ne fauroit tomber dans une erreur de 

 quelque confidération. 



On doit croire encore qu'ils ont rempli ces Thermomè- 

 tres d'un Efprit de vin médiocrement raffiné ; & cela fuffìt 

 pour conclure jufqu'au terme de 1709 , , une marche égdìe à 

 celle d'un Thermomètre d'Efprit de vin le mieux raffiné. 



Cela fuppofe' , comme ces deux Thermomètres n'ont pas 

 été réglés^ fur deux termes connus, il étoit nécelTaire de les 

 comparer, à leur point d'équilibre , avec d'autres réglés fur 

 deux termes bien fixes & exadement faits , atìn de pouvoir 

 ainfi reconnoitre leur graduation , & favoir à quoi s'en tenir. 



Si le terme de congélation fé trouvoit un terme qu'on pùt 

 déterminer avec la méme exaditude que celui de la cave de 

 rObfervatoire, qui eli très-précis , ces deux termes feroient 

 fuffifans pour régler un bon Thermomètre de comparaifon : 

 Mais comme l'expérience fair alFés voir que ce terme de congé- 

 lation n'eft point fi exad dans l'exécution , qu'une fimple er- 

 reur que l'on y commet d'un demi dégré & méme d'un quart 

 de dégré, en procure une autre, qui devient plus confidéra- 

 ble, à mefure que l'on s'en éloigne , il eft clair qu'un Ther- 

 momètre réglé lur la temperature de la niche de la cave de 

 rObfervatoire, & fur le dégré de chaleur de l'eau boùillante, 

 comme je le pratique, ed beaucoup plus fur ; foit parce qu'on 

 ne peut point commettre d'erreur fur le premier terme que par 

 négligence, foit parce que celle que l'on peut commettre fur 

 le fecond , ne pouvant jamais excéder -d'un quart de dégré , 

 cette erreur devient infenfible dans le cours ordinaire du Ther- 

 momètre. 



Ainfi avec des Thermomètres réglés fur ces deux termes, 

 & exadement calibrés, divifés d'ailleurs de l'un à l'autre par 

 100 dégrés, fai reconnu ces deux inftrumens ', en voici le ré- 

 fultat. 



COM 



