66 'm)o(.m - 



s'accordoient bìen , l'un à coté du gros Thermomètre de Mr. 

 de R^EAVMUB^^m la terrafle de l'Obfervatoire , Tautreàcóté 

 d'un petit Thermomètre de méme nom fait par Monfr. l'Abbé 

 NOLLET: ce dernier inftrument étoit fulpendii à la fenétre 

 du Nord de cette terrafle & fa liqueur étoit teinte en bleu, 

 Mr. MAB^LDI prit lui-méme la peine d'en faire & décrire 

 régulièrement les Obfervations : Ces Obfervations aiant roulé 

 pendant 738 matins autour du point de Congélaiion , leur 

 réfultat fut qu'ii y avoit à-peu-près fur ce point un dégré de 

 difFérence entre le gros & le petit Thermomètre. Je com- 

 muniquai enfuite moi-méme à Mr. de I{EAUMUR^ ces Obfer- 

 vations, & peu après ce Thermomètre bleu fé trouva cafle& 

 rem place par un autre. Et comme le gros Thermomètre pa- 

 roifloit marquer la congélation difFéremment, que Monfr. PAbbé 

 NOLLET ne la marquoit d'ordinaire fur fes Thermomètres , 

 on a pù depuis lors haufler ou baifl'er cet inftrument fur fa 

 planche très-facilement , afin de l'ajufter au point qu'on aura 

 vouluj puifque le trou de la pianelle dans lequel eft enchaflee 

 la houle avoit un grand jeu & n'avoit point de cui de lampe.. 



Q,^. Quantité de gens à Paris & ailleurs, fé font plaint que 

 ces Thermomètres ne s'accordoient point & méme à ce ter- 

 me de Congelarmi. La petite diflertation qui eft inférée dans la 

 Lettre 399 des O'bfervations fitr les écrits modernesle fait voir fuf- 

 fifamment, puifqu'on y rapporte la différence de trois fortes 

 de Thermomètres, fuivant Mr. de 1{EA UM UK. ohkrsés pour 

 lors à Paris. 



3°. Ceux qui ont fonde le terme de Congélation de ces 

 Thermomètres fur le dégré de froid qui faitgéler l'eau, n'ont 

 pù que s'écarter confidérablement les uns des autres, puifque 

 les expériences del'Académie del Cimento de Florence font voir 

 que l'eau géle à divers dégrés. 



J'ai de plus fait moi-méme à Paris plufieurs fois géler de 

 l'eau dans des cilindres de verre avec des Thermomètres de- 



dans, 



