^ ) o ( |SJJ ' g^ 



Àfr. de BJìAUMUK., puifqu'elle étoit impratiquable pour des 

 Thermomètres tels que les fiens , & de plus les mémes fouf- 

 fleurs qui lui vendoient des tuiaux, m'en vendoient auflì & me 

 reprochoient, que j'étois beaucoup plus difficile & plus long 

 que lui à l'égard de leur choix, puifque je n'en voulois acheter 

 que de calibre e'gal ou prefqu'égal, & que je les calibrois fou- 

 vent en leur préfence , aulieu quii fé bornoit ( difoient-ils) 

 à les manier & à en juger d'un coup d'osil , ce qui étoit plù- 

 tótfait. Par conféquent le nombre des Thermomètres, qu'il a 

 diftribués dans le monde avant cette epoque, fé trouvant très- 

 grand, s'il ne fauroit donc répondre de leur exaditude , car 

 quand méme iis feroient d'accord entr'eux fur le terme de la 

 giace fuivant fa faqon ( faqon qui doit difFérer de celle de Mr. 

 de BJ£AUMUI{, comme je l'ai fait voir ci-devant) cela ne fuffit 

 pas, puifqu'il faut encore un autre terme éloigné où ils foient 

 également d'accord , afin de pouvoir déterminer ainfi la quan- 

 tité de dégrés, qui doit étre entre l'un & l'autre, & de plus il 

 faut encore que la diftribution des dégrés de tout 4'inftrument 

 foit faite fuivant fa calibration : Or je n'ai vù foit alors foitde- 

 puis aucun de fes Thermomètres , où il paroiffe avoir accufé 

 cette calibration , ni par conféquent avoir pris la peine de les 

 calibrer & encore moins de lesdiviferen cònformité, ainfices 

 Thermomètres ne fauroient étre exaéls. 



Il dit (pag. 4^.) que les prémiers Thermomètres de Monjr. 

 de B^EAVMUB, ne ponvoìent pas foUtenir le dégré de chaleur 

 de leali boiiillante , parce qiCon en tiroii trop d^air , je fìs les 

 prémiers à Paris cn 1740, chés le Sr. AUZON, qui la foùte- 

 noient & jufqu'alors c'étoit un préjugé reqù , comme divers 

 autres , chés les Phyficiens , que l'Efprit de vin ne pouvoit pas 

 foùtenir le dégré de chaleur de l'eau boùillante. Par confé- 

 quent Mr. PAbbéNOLLETn'2 pù apprendre ma méthode àcet 

 égard que depuis ( jefuppofeen 1741.) Ainfì tous les Ther- 

 momètres du laboratoire de Mr. l'Abbé NOLLET qui ont été 

 faits ayant ce tems-là jufqu'au terme de l'eau boiiillante, n'en 

 ont pù accufer le dégré puifqu'ils ne la pouvoient pas foùtenir, 



L 3 & 



