88 ^)o(pf( 



ou du raoins que les boùillons de cette eau effleurent le terme 

 qu'il s'agit d'y marquer: car fi les Thermomètres fontgrands, 

 & qu'on ne les plonge pour lors que jufqu'au tempere , on 

 pourra, fi c'eft en Hiver, fé tromper fur le terme de l'eau boùiU 

 lante de 7 à 8 dégrés ; Ainfi cette omiflìon qui fé trouvoitdéja 

 aufli annoncée dans ma brochure de 1741 , uefl: pas moins im- 

 portante que la précédente. 



De plus, comme il a tacitement reconnu ( pag. 407. ) 

 par des terme-s de regret la néceffité de renoncer aux grofles bou- 

 les des Thermomètres de Mr. de I{EAUAWIl, & conféquem- 

 ment à fes petites mefures de calibration & méme au calcul 

 des dégrés de dilatation du volume de la liqueur, puifqu'il ne 

 fauroit s'exécuter avec exaditude dans une liqueur héterogène,^ 

 telle qu'un mélange d'eau & d'Efprit de vin, dont eft compofé 

 cet inftrument, ni d'ailleurs fé concilier avec prefque tous fes 

 Thermomètres, & qu'il a fuffifamment reconnu ( pag. io(S.) 

 l'inconvenient du quart d'eau de ces Thermomètres. Pour- 

 quoi donc ne pas déclarer en cette occafion qu'il n'étoit plus 

 néceffaire de s'en fervir à l'avenir pour tous les Thermomè- 

 tres de cette conllrudion ? 



Car ce quart d'eau n'aboutit d'un coté qu'à retarder con- 

 fidérablement l'équilibre de l'inftrument , qu'à en dérégler to- 

 talement la marche dans les très-grands froids & méme qu'a 

 le faire gèler , fans procurer d'un autre coté à cet inftrument 

 le moindre avantage foit de fimplicité foit de commodité. 



Par conféquent Mr. Mhbé NOLLET n'ai'ant point annon- 

 cé au Public une corredion lì fort néceflfaire, ni rémédié non 

 plus aux articles omis , ci-devant mentionnés, quoiqu'il en ait 

 fenti ou bien dù fentir la nécefiìté , cela ne donne-t-il pas lieu 

 de conjedurer, qu'il confìdère le Thermomètre de Monfieur de 

 BJEAUMUEi, comme une mode ufée, qui doit étre fupplantée 

 par un autre, après un certain tems déterminé par la nature & 

 ^ à la- 



