) o e gf ari 



DESCRIPTION 



D'UN 



BAROMETRE 



Portatif, avec une nouvelle métliode pour faille des 



THERMOMETRES 



d'une divifion conflante 

 par I\lr. J. G. S U L Z E R. 



L 



Es baromètres ordinaires étant très-peu propres à étre trantxab.IX. 

 portés la méthode de mefurer les hauteurs par cet inftru- 



ment , ed fort incommode pour un Voiageur. Il faut qu'il 

 porte fur foi un tuyau de verre , de l'argent vif , & tout ce qu'il 

 laut, pour faire unbaromètre dans l'endroit méme, oùil veut 

 s'en fervir. Au moins s'il porte un tuiau déja rempli d'argent 

 vif, il faut , qu'à chaque ftation , où il veut obferver la hau- 

 teur du baromètre, il ait la commodité d'ajufter fon inftru- 

 ment. Ceux qui ont voyagé fur des montagnes favent, com- 

 bien peu on y trouvc ces commodités & quelle difficulté on a 

 de faire les moindres préparatifs pour des expériences. Ceft 

 ce qui m'a engagé de penfer à un inltrument commode, dont 

 on puiflTe fé fervir en tout tems , & en tout lieu , fans aucune 

 préparation , & fans aucune difficulté , & qui ne foit fujet à 

 aucun danger de tranfport. 



La première figure jointc à ce mémoire repréfente ce ba- 

 romètre tout fàit & ajufté pour l'obfervation. Ceux qui font 

 au fait de ces fortes d'inltrumens verront d'abord de la figure 



Kli 5 feule. 



