y a cncore de trop de mercure dans le flacon fort par l'ouver-Xab.IX, 

 ture du couvercle P. Ce couvercle bien affermi, la partie duFi& x. 

 tuìau , qui fort du flacon n etatit plus depuis G jufqu'en F, que 

 de 20, jufqu'à ns ou 26 pouces ,, elle eft eutièrement rempiie 

 de mercure. Alors on ferme aufE le trou P par la petite vi« 

 jQ. Cela fait l'inftrument eft entièrement rempli de mercure, 

 qui eft tellemcnt eufemie de toute part, quìi n'en peut rien 

 fortir , de forte qu'on peut le porter dans quelle fìtuation que 

 fon veuille» 



Alors on affermft le tout fur une planche de bois » de la 

 faqon que la figure indique. Lorfqu'on veut s'en fervir , on 

 ouvre le couvercle /r, & en tirant le tui'au un peu en haut, 

 le mercure defcend dans le flacon & peu après aufft dans le 

 tuiau ,. laiffant en F un vuide. Alors on l'affermit en faifant 

 palferlavis, qui eft cn W, dans l'écrou JW, aui eft affermi 

 fur la petite pièce de bois N 0, Alors il eft tres-facile de me- 

 furer la hauteur du mercure depuis fa furface dans le flacon, 

 jufqu'à fa hauteur vers rextrémité F, en y appliquant une 

 échelle fatte pour cela.. L'obfervation faite^ on ouvre la v» 

 ^ du couvercle,. & on fait rentrer le tuiau dans le flacon, & 

 après avoir bien affermi le couvercle 7^, on rcmetauflS la vis 

 jQ^ après quoi tout eft ferme & cn état d'étre empaqueté & 

 Uànfporté. 



En faifant des obfervatfons bàromètriques il eft bon de 

 marquer en méme tems le dégré de ehaleur indiq.ué par le 

 therraomètre , pour pouvoir reduire le volume de mercure à 

 fon volume d'une temperature fixe, pour avoir la vraìe élafti- 

 cité d'air. Ceci m'a encore engagé à faire un thermomètre 

 d'une conftrudion plus fùre & d'une échelle plus conftante, 

 igue ne font ceux , dont on fé fert ordinairement. 



Les thermomètres , dont on s'eft fervi julqu'a préfenC, 

 font gradués de faqon, qu'il faut toùjours deux dégrés fixes, 

 pour fàire la divifion : Les deux dégrés font la ehaleur de Teau 



Kk ^ bouiJt* 



