T^i^Tv bouillante, & le froid de la giace pilée, au moment quelle 



Fig I commence à fé fondre; La diftance de ces deux points eft 



* diviiée en Soparties égales, felon la faqon de Mr. de EJEfAU^ 



MU\ en 180, felon lespréceptes de FAE^ENHETT, & en 15J 



ou 154 felon la méthode de Mr. de NSLE. 



Ces méthodes ont leurs ìnconveniens. Car i9. le point, 

 Où l'eau bouillante fait monter le liquide, n'eft pas fixe, & 

 peut varier de quelques dégrés , felon la conftitution de l'at- 

 mosphère & felon les difFérentes efpèces d'eau,qu'on emploie; 

 2°. on ne peut faire de cette faqon que des thermomètres, 

 qui aient une longueur confìdérable, ce qui eft parfaitement 

 inutile , fi l'on ne veut s'en fervir que pour des obfervations 

 metéorologiques. Outre cela il eft fort difficile de trouver des 

 tuiaux dun calibre égal, à une longueur fi confìdérable. 



Ces Ìnconveniens m'ont fait naitre l'idée d'une nouvelle 

 méthode , libre de tous ces Ìnconveniens , & très-facile dans 

 Texécution. On n'a befoin pour graduer mes thermomètres, 

 que d'un feul point fixe très-invariable, & les divifions mar- 

 t^uent la dilatation ou h contradion du fluide en parties dix- 

 millièmes de fon volume. J'avois crù cette idée abfolument 

 nouvelle, jufqu'à ce que j'aie vù les Mmioires de Mr.dePiSLEy 

 où fai appris , que fa méthode donnoit pareiiiement ces mé- 

 mes divifions , excepté que fon point fixe eft fujet à des varia- 

 tions confidérables , comme j'ai remarqué plus haut. 



Fig. s. Vóici ma méthode de faire ces thermomètres. On prend 



un tuiau AB, dont la houle foit fort petite, afin que toutela 

 qùantitéde mercure, qu'elle contient, prenne en peudetems 

 la temperature de l'air, qui l'environne. Près de la houle en 

 A on tait une marque , & on méfure exadement la longueur 

 .^B avec une échelle divifée en très-petites parties. 



En rempliffant ce tuiau de mercure bien purifié , on fait 

 monter une colonne depuis B jufquen A, puis on la fait en- 



trer 



