3 53 M É M p I R -E s D .^- .t A . s C I )é T i 



Cette lifte des grands froids de ce fiécle ne préfentera que des notions 

 vagues , jufqu'à ce qu'on loit parvenu à réduire toutes ces obi'ervations à 

 jyie meiure coniiiiune. C'eit ce que je vais tenter, en examinant la conf- 

 ti"udion de chacun des thermomètres avec lefquels elles ont été faites , ou 

 leur rapport avec d'autres thermomètres bien connus. ; 



Thermomètre de Lahire. 



Dans prefque tous les volumes des Mcinoires de P/kade'mie , depuis 1 70O 

 jui'qu'en 1727, il eft dit que ce thermomètre marquoit conftamment le 

 43^. degré dans les caves de.l'Obfervatoire; cela eft répété dans le vol. de 

 17 jf. Enlïn dans celui de I74f , le dernier où il en foit fait mention , 

 on fixe cette température feulement à 4f degrés. Il me paroît indubitable 

 que c'eft une faute d'impreflîpn , de même que le nombre 38 . qui le trouve 

 dans le volume de 1700, & qui doit être 48- 



Dans les mêmes Mémoires il eft parlé fouvent d'un autre point de ce 

 thermomètre : c'eft celui où il defcend lorf qu'il commence à geler à la 

 campagne. En i 702 c'eft à JO degrés de ce thermomètre qu'on fixe ce degré 

 de froid. En 1704. & les 9 années fuivantes , c'eft au 32me. En 1718 , encore 

 3 2. En I7Z7& 175'? , c'eft ?!. En 1735, 1737 & 17^9, c'eft encore 30, & 

 enfin en 174^ , 29 |. Depuis ce tems il n'en eft plus parlé dans ces Memuire!. 



Il n'ert pas étonnant que les divers Savans qui ont été chargés de rédi- 

 ger les notices météorologiques qu'on trouve dans cette coUedion , aient 

 varié fur renonciation d'un point qu*il n'eft pas poflîble de fixer. Le ther- 

 momètre de l'obfervatoire , placé dans l'intérieur de la tour découverte , 

 étoit cependant abrité , & ne reffentoit pas le même froid qu'on éprouvtiit 

 dans le même tems « la campagne. Il pouvoit donc arriver qu'il régnât 

 dans la campagne , & même à l'air libre, fur la terraffe de lObfervatoire, 

 une température plus froide qu'il n'étoit nécelTaire pour produire de la 

 glace , tandis que le thermomètre de Lahire étoit à peine defcendu au point 

 appelle congélation par ceux qui obfervoient cet inftrument. Maraldi obfer- 

 ve ( 3 I ) que l'eau s'étoit gelée dans la cour de l'Obfervatoire , tandis que le 

 thermomètre étoit à }f degrés, Se qu'une autrefois elle ne l'étoit point, ce 



( j I ) Ale'm. de i'/lcad. l^^z , pag. î. 



