• 



'3.40 3î:ié ■ M Q I A E s n E 1 1. A ; S :!0i c > 5É3rT: i 



d'air échauffé ou.i^Fi'oidi à un point déterminé ; ( ??.)■;& c'était pai" la 

 mefure de la colonne de mercure fupportée par un air plus ou: moins di- 

 laté , qu'il déterminoit l'expreffion numérique des divers, degrés de fmi échel- 

 le. 11 ayoit trouvé que la, chaleur de l'eau e:n fOrtcébullitioaUbtiteiioit 

 une charge égale à 73 pouces de ^, que la température, d'une e.iU) dans 

 laquelle il avoit mêlé yne grande quantité de ■ glace , n'en. fou tenoit^ plus 

 que f2 pouces, & qus gnfin au point où l'eau comnienre à fe geler, 

 cette charge n'étoit plus que de fl pouces î. Dans les canes de ilohierr 

 vatoire elle étoit.de f4 pouces. ; .. ■ . ;. ,'; :, . .• . IL ■ f. ..,:;.. 'j 



Amontons pyant recoiinu que fon,.the?mon-Kh:rb d'air etoit itrôp IcompR. 

 quéy & trop emb-ur^ffarit pour les obferïations .météorologiques , tranf- 

 porta fon éclielle fur un thermomètre de VS. Cette rellemblance lé rédui- 

 ibit apparemment à régler ce nouveau thermomètre par deux points ex- 

 trêmes, la cong,élatiQn.& la chaleur de l'eau bouillante, & à dïvifer cet 

 intervalle en 2i î portions, qui repréfentoient autant de poucps de ■¥• fou- 

 .tenus par les. différens degrés de reffort que l'air peut avoir, entre ces deux 

 points. iAmontons n'explique point comment il procédoit pour jlégler fes 

 thermomètres de VS; mais il paroît qu'il ne peut y avoir d'autre tliéthode 

 pour y parvenir, à moins qu'on ne fuppofe jqu'il a rencontré des difficul- 

 tés pour mettre fon thermomètre de VS en état de.fupporter,' fans fé rom- 

 pre , la chaleur de l'eau bouillante, & qu'il a pris; par cotiiparaifon. fur 

 fon thermomètre d'air un autre point fupérieur.. i.i .. : :. 



Mais pour avoir tranfporté fon échelle fur un thermomètre dc' VS, 

 Amontons a-t-il eu un thermomètre femblable à fon thermomètre d'aic ? 

 Ceft ce dont on peut douter. Le VS n'a pas dans tous les degrés de l'é- 

 chelle la même propriété expanfive que l'air, ■& c'eft peut-être la caufe 

 pour laquelle Lahire ne trouvoit point de correfpondance entre la propor- 

 tion des degrés de fon thermomètre comparés' à' Ceux du thérilionietre 



(}}) Pour fe former une idée du thermomètre d'Amontons, il faut lire, Alf'm. de tAcad. 

 I70Î, pag. ici; & fuiv. ibid. 170J , pag. %o & fuiv. iû/'c/. pag. 20o&fuiv. Hij}. de T Acad. 170», 

 pag. 4.. ConnoiJTana des Teins , 1704. Comment. Acad.fcient. Bonon Vol. II. pag. 201 & fuiv. 

 Van Swinden. Compar. des thermom. pag. 159 & fuiv. Ceft de tous ces ouvrages que j'ai tiré ce 

 que je dis ici du tliermométre d'Amontons; mais aucun de ceux-là n'indique par quels moyens 

 jlprétendoit faire un thermomètre de VS qui exprimât les mêmes degrés que fon thermomètre 

 d'air. Ceft au Ledeur à fuppléer à ce qu'il n'a pas dit, & à imaginer de quelle manière il a 

 pu le conftruire. 



