3f4 Mémoires de la Société 



genient effentiel. NoUet nous apprend ( f 2 ) que par la fuite le O fut 

 ilvé au point de la glace fondante. C'eft cette dernière graduation qui a 

 prévalu, & tous les thermomètres portant le nom de.Réaumur qu'on a fajt 

 depuis longtems ont , ou l'ont cenfés avoir, leur point o à la température 

 de la glace fondante. 



11 rélulte de ce que je viens d'expofer qu'il y a deux différens thermo- 

 mètres de Réaumur. Leur Auteur auroit dû fentir combien le déplacement 

 du point o influoit fur tous les autres points; mais il n'a eu aucun égard 

 à cela. Il avoit annoncé en 1730 , que fon thermomètre marquoit 10 ^ dans 

 les caves de rD'oTervatoire , (Nollet dit indifféremment 10 | & 10 | ) & ils 

 l'ont toujours répété l'un & l'autre, malgré l'innovation dont parle ce der- 

 nier. Dans tous les volumes des Mémoires de l'Académie Royale des Scien- 

 ces , qui ont'fuivi ceux qui contiennent la defcription de fon thermomè- 

 tre , Réaumur dit , dans les préambules des obfervations faites en divers 

 lieux qu'il rapporte , qu'elles ont été faites avec des thermomètres qui 

 marquoienc o au point de la congélation artificielle. 11 y a cependant lieu 

 d'être convaincu que la très-grande partie de ces obfervations a été faite 

 avec des thermomètres qui avoit leur O à la glace fondante , & non à 

 la congélation artificielle. 



L'Abbé Nollet ne nous apprend point en quel tems fut faite cette in- 

 novation au thermomètre de Réaumur ; mais tout porte à croire que lui & 

 Réaumur s'apperçurent bientôt que le terme de la glace fondante étoit 

 bien préférable à la congélation artificielle. Voici un fait qui prouvera que 

 ce changement date au moins de l'année 173 2. 



Les CommilTaires de l'Académie & M. Melher parlent dans leurs Mémoires 

 fur le froid de 1776, d'un grand thermomètre-étalon conftruit par Réau- 

 mur & Nollet en 1732, lequel appartenoit à Mr. BrilTon , & fût remis 

 à ces premiers pour s'en fervir à rechercher le froid de 1709. Si ce 

 thermomètre eût été réglé par la congélation artificielle , il auroit dû fe fou- 

 tenir à 10 j dans les caves de l'Obfervatoire. Au lieu de marquer cette 

 température à ce point de forr échelle, il ne s'éleva jamais (f 3) au-deffus 



( s 2 ) Le§ons de Pkyfique , Tom IV. pag. j 99. ibid. jyf. Art dei Expcr. Tora. HI. pag. 146 , 

 47- 

 (. îj ) Mém. dcl'Acad. 1777 , pag, $07 , $08. 



