— 37 — 

 conservée dans son énumération des plantes du canton de 

 Neuchâtei, est bien mieux appropriée que celle de hcplapliyl- 

 los L. 



M. le D^ Pury lit une notice sur le traitement des fractures 

 de la clavicule. Après avoir esquissé les causes et le diag- 

 nostic de cette fracture , et après avoir passé en revue les 

 bandages ou appareils les plus connus qu'on a employés 

 pour contenir cette fracture et en particulier ceux deDessault, 

 Boyer et de M. Mayor qu'il considère comme le plus simple 

 et le plus universellement employé à l'heure qu'il est ; après 

 avoir rappelé les inconvéniens de ces bandages , dont les 

 principaux sont les escarres de mauvaise nature qui se for- 

 ment quelquefois sous l'aisselle , la compression de la poi- 

 trine et l'impossibilité de fixer l'appareil sans qu'il se desserre, 

 M. de Pury passe à la description d'un bandage inventé par 

 M. le D'^ Droz, en 1820, à l'ocasion d'une escarre profonde 

 qui s'était formée sous l'aisselle d'un jeune homme dont la 

 clavicule était fracturée , et auquel il avait appliqué l'appa- 

 reil deDessault. Cet appareil exécuté par M. Florian Ducom- 

 mun , mécanicien , père du blessé . et qu'il a perfectionné 

 plus tard lui-même , d'après les conseils de M. Droz, est 

 formé d'une tringle ou attelle en bois composée de deux 

 pièces superposées, longues de 12 à 13 pouces, pouvant 

 s'allonger en glissant l'une sur l'autre , et se fixer l'une 

 contre l'autre au moyen de vis. Aux extrémités de cette 

 tringle s'adapte par le milieu et à angle droit une pièce de fer 

 longue de 6 à 7 pouces , qui supporte à ses deux bouts un 

 tube également en fer. De longues broches à tête plate s'ini- 



