BULLETIN 



DE LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES IVATUUELLES 



Séance du 5 novembre 1 845 . 



Président, M. L. Coulon. 



M. DoUfuss-Ausset, de Mulhouse, présent à la séance, 

 est invité par la société à donner quelques détails sur 

 un instrument hygrométrique, qu'il substitue avec avan- 

 tage selon lui, aux hygromètres ordinaires, et qu'il 

 nomme roséomètre. Les principes sur lesquels repose la 

 valeur de cet instrument sont les mêmes que dans l'hy- 

 gromètre de Daniell. Il s'agit de fixer la différence qui 

 existe entre la température à laquelle a lieu le point de 

 rosée et la température de l'air, afin d'en déduire la 

 quantité relative ou absolue de vapeur d'eaa contenue 

 daus l'atmosphère ambiante. 



Au lieu de l'instrument fragile de Daniell, M. DoUfuss 

 prend un vase quelconque de cuivre doré, le remplit 

 d'eau qu'il refroidit par de la glace , et en prend la tem- 

 pérature au moyen d'un bon thermomètre gradué sur 

 verre , qu'il agite dans son sein , afin d'obtenir dans toute 

 la masse une température uniforme. Le moment où la 

 rosée commence à se déposer sur les parois du vase est 

 très-facile à saisir en raison de sa grandeur, et comme 

 le thermomètre peut avoir également une graduation à 



