habité l'action de ces vapeurs , une couche d'huile bien dégraissée 

 parerait à cet inconvénient et mettrait le mercure à l'abri du con- 

 tact de l'humidité et de la poussière. Le tulte vertical , aussi du 

 diamètre intérieur de 3,3 ligne et long de 26 à 28 pouces, est at- 

 taché d'une manière mobile à un des bras d'un fléau aussi très- 

 mobile. Il monte ou descend , et lui anneau quadrangulaire fixé 

 dans la parois et à travers lequel il passe , lui permet un léger 

 mouvement à droite. Il peut aussi être logé dans une rainure assez 

 large pratiquée dans la tige de la croix, qui ne lui permet pas de 

 s'élever au-dessus d'une certaine liautcur et de sortir du mercure 

 de la cuvette. Un arrêt produit le même efïet. On peut lui adapter 

 une petite soucoupe pour recevoir des poids. 



Quand la pression athmosphérique qui s'exerce sur la voûte su- 

 périeure du tube vient à augmenter , le tube descend jusqu'à ce 

 qu'il ait déplacé une certaine quantité de mercure qui dépend de 

 la section de ses parois et de la quantité dont il s'enfonce. Cet 

 effet hydrostatique est infiniment peu influencé par les différences 

 de dilatation du mercure et du fer. C'est le contraire quand le 

 tube monte. 



Dans la position horizontale du fléau le bas du tube se trouve 

 au milieu de la hauteur de la cuvette. Au moment on un baro- 

 mètre de comparaison indique la hauteur moyenne de la colonne 

 barométrique de l'endroit , on équihbre le tube dans une position 

 horizontale au moyen d'un curseur d'un poids tel que sa distance 

 au centre de mouvement soit à peu près égale à celle du point de 

 suspension. On peut donner à la longue branche du fléau une Ion- ' 

 gueur telle qu'il indique pour chaque division d'un arc gradué fixé 

 sur les parois une partie aliquote de la ligne , et même si l'on veut 

 y adapter lui petit vernier. 



La corde de cet arc est formée par deux petites barres de fer 

 entre lesquelles l'extrémité du fléau monte et descend en trans- 

 portant les index très-légers pour les niaxima et minima. Pour ren- 

 dre cet instrument portatif, on fixe au tube un couvercle pour 

 fermer la cuvette à une hauteur telle , que lorsque ensuite on le 

 fixe sur la cuvette par une vis de pression , le tube se trouve plein 

 de mercure et arrêté dans sa partie inférieure. On peut encore le 

 fixer dans sa partie supérieure après l'avoir détaché du fléau qu'on 

 enfonce dans une rainure du bras de la potence. Avant cela on 

 ôte l'arc gradué et sa corde. 



L'instrument étant remis en observation , la partie principale 

 des variations est indiquée par les poids ajoutés dans la soucoupe , 

 et les petites différences par les mouvements du fléau. Si cet ins- 

 trument réalisait les espérances qu'il laisse entrevoir en théorie , 

 il serait bien préféra))le au précédent. 



