96 BAROMÈTHE BOURDON. 



NOTE SDR LE BAROMÈTHE METALLIQUE INVENTÉ l'AR m' BOURDON. 



Par M' J. lUarguet, professeur. 



(Séance du 4 juin 1856.) 



J'ai eu dernièrement l'occasion d'étudier la marche d'un baro- 

 mètre métallique-Bourdon, qui m'a été confié pour quelques jours 

 par M' Jaccard, opticien à Lausanne. 



Ce sont les résultats de cette étude que j'ai l'honneur de com- 

 muniquer à la Société vaudoise des sciences naturelles. 



Ce baromètre est établi sous la forme d'une grosse montre dont 

 le cadran est divisé en parties égales correspondant aux diverses 

 hauteurs barométriques. Ces hauteurs sont exprimées en millimètres 

 et se rapportent aux indications d'un baromètre ordinaire à mercure. 

 Une aiguille très-mobile se meut autour d'un axe passant par le 

 centre du cadran et perpendiculaire à son plan. Cet axe reçoit un 

 mouvement circulaire alternatif, par l'intermédiaire de leviers et 

 d'engrenages, d'une espèce de tuyau courbé en arc de cercle et d'une 

 section elliptique très-aplatie. Le vide existe à l'intérieur de ce tuyau 

 méplat qui est fixé en son milieu, de manière que ses extrémités 

 libres soient en communication avec l'aiguille par le mécanisme. La 

 pression atmosphérique vient-elle à augmenter, l'arc se referme; 

 diminue-t-elle , au contraire, l'arc s'ouvre, et ce sont ces change- 

 ments de forme qui impriment à l'aiguille son mouvement circulaire 

 alternatif. Les leviers et les engrenages sont calculés de telle sorte 

 que les plus petites variations de forme sont accusées par des dépla- 

 cements considérables de l'aiguille. On conçoit donc que cet instru- 

 ment puisse être très-sensible; et il marque en effet les moindres 

 variations de pression de l'air. On comprend en outre qu'il puisse 

 être réglé par comparaison avec un baromètre ordinaire. 



Je viens d'indiquer très-sommairement le principe du baromètre- 

 Bourdon; mais pour le faire connaître à fond il faudrait en donner 

 un dessin qui ne saurait trouver place ici. Rien de plus ingénieux 

 que le mécanisme qui permet la manœuvre de l'aiguille, indépendam- 

 ment du moteur, au moyen d'une clef analogue aux clefs de montre. 

 Cette manœuvre indépendante était nécessaire po ur régler 1" instrument . 



J'ai été curieux de comparer les indications de ce baromètre avec 

 celles d'un bon baromètre Gay-Lussac que possède l'Ecole spéciale, et 

 j'ai consigné dans le tableau ci-joint les résultats de cette comparaison. 



Voici quelques détails sur la formation de ce tableau. L'observation 

 n° 1 a été faite après avoir préalablement réglé le baromètre métal- 

 lique sur le baromètre à mercure , à l'aide de la clef, et pour les 

 autres j'ai lu simplement les indications des deux baromètres sans 

 déranger le moins du monde le baromètre métallique , appréciant à 

 vue les dixièmes des divisions qui ont environ 3°"" de largeur. Avant 

 de mettre l'instrument en observation , j'avais remarqué que de pe- 

 tites secousses imprimaient des oscillations très-sensibles à l'aiguille. 



