384 RECHERCHES SUR l'iNTENSITÉ MAGNÉTIQUE 



percé, dans le trajet b c , de six petites ouvertures s'ouvrant dans la 

 caisse. Deux lames de cuivre e f s'appuyant sur les bords de la caisse 

 et présentant la forme que montre la figure 2 supportent, dans l'inté- 

 rieur, à environ 5,5 centimètres du loml le barreau m «en expérience. 

 La caisse étant remplie d'eau jusqu'à o millimétrés du bord, le barreau 

 se trouve ainsi complètement immergé dans ce liquide et prend la 

 température que possède l'eau elle-même. Le pendule est suspendu 

 horizontalement à environ 18 centimètres du barreau et au-dessus. 

 11 est du reste séparé de la caisse par un écran en bois, h g, qui la 

 dépasse notablement dans tous les sens. Ce barreau-pendule est 

 placé dans une espèce d'anneau en cuivre, soutenu par un fin fil de 

 chanvre d'un mètre de longueur, fixé à sa partie supérieure à une 

 tige verticale que l'on peut aisément élever ou abaisser, mais qui 

 demeure fixe pendant la durée d'une même série d'expériences. La 

 tige qui supporte le fil était soutenue par une traverse horizontale 

 complètement indépendante de la table sur laquelle reposait la caisse 

 et placée dans des conditions d'immobilité complète. Un thermo- 

 mètre t plongeait dans la caisse de cuivre de telle façon que sa cuvette 

 se trouvait située immédiatement à côté de la partie moyenne du 

 barreau ; sa tige traversait une ouverture convenablement pratiquée 

 dans l'écran en bois et elle était fixée à ct;t écran par un mastic qui 

 empêchait en même temps les vapeurs d'eau de se dégager au-dessus 

 de la caisse et de former un courant dans le voisinage du fil de sus- 

 pension. 



L'appareil était orienté de telle façon que le pendule se trouvait 

 exactement parallèle à l'aimant, son axe de suspension prolongé pas- 

 sant par le milieu du barreau , ensorte que les deux extrémités v u 

 se trouvaient à égale distance de m et de n. On s'assurait de cette 

 position en regardant, par projection, l'aiguille uv sur le barreau m « 

 pendant que cette aiguille faisait de petites oscillations dans un plan 

 horizontal. 



2. Pour faire une détermination d'intensité, il s'agissait de faire 

 osciller le pendule magnétique dans un plan horizontal. La grande 

 mobilité de la suspension rendait malheureusement très-faciles les 

 oscillations dans un plan vertical comme pendule pondérable et il 

 paraissait difficile, au premier abord, de produire des mouvements 

 exclusivement horizontaux de l'aiguille , mouvements pendant les- 

 quels son centre ne cessât pas d'être situé sur la verticale qui passe 

 par le centre du barreau vm. J'eus l'idée de provoquer ces oscillations 

 à l'aide d'un courant galvanique très-faible, dirigé parallèlement à 

 l'aiguille. Au-dessous de la table qui supportait l'appareil, se trouvait 

 un faible couple cuivre et zinc; l'un des fils communiquait à une 

 capsule remplie de mercure et placée sur la table même; l'autre, de, 

 plus long, pouvait être tendu immédiatement au-dessous de u v , k 

 deux centimètres environ et dans une situation exactement parallèle, 

 facile à obtenir en visant à l'œil et en tenant l'extrémité d, du fil , 

 avec la main. Cette extrémité étant plongée dans le mercure, il se 



