244 



iHslrumenl l'enibarriissc, non pas tant par son poids ou son vo- 

 lume , que par les soins qu'il exige. 



M. Burnici" parle ensuite des sondages ihermométriques qu'il 

 a entrepris dans le lac Léman. Passant en revue les procédés 

 divers qui ont été employés jusqu'à présent, il cite entr'aulrcs les 

 thermomètres à index et les sondes à soupapes, et rappelle que 

 les résultats obtenus par ces instruments n'ont pas une certitude 

 complète, parce qu'ils supposent que soit l'index, soit les soupapes 

 sont restés absolument fixes pendant le mouvement ascensionnel. 

 — Grâce à l'obligeance de M. Brunner, il peut montrer l'appareil 

 que ce savant a employé au lac de Thoune pour y déterminer les 

 températures suivant les saisons et les profondeurs. M. Burnier fait 

 remarquer qu'avec le thermomètre de M. Brunner , une fois en- 

 veloppé et renfermé dans un tube fermé à la lampe, il est difficile 

 de vérifier la marche de son zéro, mais surtout qu'il est nécessaire 

 d'avoir autant de thermomètres et d'appareils que de profondeurs 

 où l'on se propose d'observer. M. Brunner, par exemple, avait 6 

 thermomètres et prenait en 2 fois la température à 12 profondeurs 

 différentes. Il n'est pas facile de se procurer un pareil nombre 

 d'instruments également bons et parfaitement d'accord entr'eux ; 

 l'on est toujours plus ou moins dans la crainte d'en voir s'échapper 

 et se perdre à tout jamais au fond du lac. M. Burnier a essayé 

 d'opérer avec un seul thermomètre, de la manière suivante : un 

 vase cylindrique , en fer-blanc , de 9 pouces de long et 4 de dia- 

 mètre, en renferme deux autres semblables, de manière à avoir 

 au milieu, lorsque le tout est rempli d'eau, un espace enveloppé 

 de toutes parts par deux couches d'eau épaisses de 5 lignes, ne 

 communiquant l'une à l'autre que par de très-petits trous prati- 

 qués avec une aiguille. L'appareil est coupé carrément dans la 

 partie supérieure et terminé en cône par le bas. Chaque enveloppe 

 et le vase du milieu ont une ouverture particulière pour les rem- 

 plir et les vider. Ces ouvertures se ferment avec des bouchons ; 

 celui du milieu est percé pour y introduire le thermomètre; mais 

 cet instrument est remplacé par une cheville pendant l'immersion. 

 En outre , l'appareil est entouré par des torches de paille et sur- 

 monté d'un tampon conique, en bois; le tout enfin est enfermé 

 dans un sac de forte toile, des anneaux tenant au métal servent à 

 le suspendre. Pour prendre la température à différentes profon- 

 deurs il faudra autant d'appareils que de profondeurs, et l'on pro- 

 cédera comme suit. On remplit le vase du milieu et les enveloppes, 

 d'eau prise à la surface; après avoir placé les trois bouchons, la 

 cheville , le tampon de bois et fermé le sac , on immerge le tout en 

 le suspendant à un flotteur à la profondeur voulue. Après un 

 l«mps suffisant, 6 heures , par exemple, on retire l'appareil et l'on 



