loO 



lières faites simullanérnenl sur divers points du lac. J'ai pensé 

 comparer toutes ces données el la Commission des travaux publics 

 a bien voulu mettre à ma disposition les carnets des limnimètres 

 vaudois. 



Chaque instrument donne la hauteur des eaux du lac au-dessus 

 d'un certain niveau qui n'avait été fixé nulle part ailleurs qu'à 

 Genève. On peut voir, en effet, dans les volumes XIII et L de la 

 Bibi. univ. que M' Dufour a réglé le limniniètre de Genève de la 

 manière suivante. Contre celle des pierres du Niton , qui est la 

 plus avancée dans le lac el la moins haute des deux, est fixée une 

 règle en fer divisée en pieds et pouces français; à un pouce en 

 dessous du sommet de la pierre, est scellée une plaque de bronze 

 pour servir de repère; le zéro de la règle est à cent deux pouces 

 et demi en dessous de la plaque de bronze; enfin le limnimètre 

 a le même zéro que la règle. Ainsi, par exemple, le 17 juillet 

 1846, le limnimètre marquant 94 pouces indiquait par cela même, 

 qu'à ce moment, le niveau du lac était à 94 pouces au-dessus d'un 

 plan horizontal passant à cent deux pouces el demi en dessous de 

 la plaque de bronze, et que par conséquent il ne s'en fallait que de 

 8 '/a pouces que ce nive;m n'atteignit celle pla(|ue. 



Rien de pareil, à ma connaissance, n'a clé fait pour les limni- 

 mètres vaudois; un de ces instruments viendrait à être détruit ou 

 seulement réparé, que les observations antérieures seraient sans 

 utilité pour l'avenir. 



Les échelles sont en pouces français à Genève, et en pouces 

 suisses sur la rive vaudoise. 



Il était évident que je devais commencer par ramener toutes les 

 observatiotis des divers limnimèlres à un même niveau et à une 

 même mesure. 



J'ai pris le centimètre pour unité, et pour point de départ la sur- 

 face de niveau menée à trois mètres en dessous de la plaque de 

 bronze du Niton, servant de repère au limnimètre de Genève. 



Le zéro de Genève étant à 277*^,47 en dessous de ce répère, on 

 voit que celui que j'ai choisi (dans le but d'avoir un nombre facile 

 à retenir) est plus bas que le premier de 22°, 53. Telle est la 

 quantité constante qu'il faut ajouter aux indications du limnimè- 

 tre de Genève, préalablement changées en centimètres, pour les 

 ramener au zéio général. 



Pour obtenir les corrections analogues des limnimètres vaudois, 

 j'ai supposé que la surface du lac était, en moyenne, de niveau; 

 puis j'ai choisi des périodes de dix jours consécutifs dans les con- 

 ditions les plus favorables à celte supposition ; la moyenne du lim- 

 nimètre de Genève, convertie en centimètres et augmentée de 

 22,53, me donnait la cote moyenne du lac pour ces dix jours. En- 



