— 237 — 



astronomiques grossissent 85, 127. 192, 288 et 456 

 fois. Elle est munie en outre d'un micromètre annulaire 

 à deux anneaux d'acier, et d'un micromètre de position 

 d'après Frauenhofer , qui a aussi cinq oculaires grossis- 

 sant de 128 à 480 fois. Son chercheur a 19"' d'ouver- 

 ture sur 20 pouces de foyer. La lunette est montée pa- 

 rallactiquement selon le système allemand (supportée 

 par un pilier au centre! ; elle est équilibrée soigneuse- 

 ment dans tous les sens, et munie d'une horloge, qui, en 

 la tournant en 24 heures de temps sidéral autour de son 

 axe oblique , parallèle à l'axe du monde , lui fait suivre 

 le mouvement diurne des étoiles. Les deux axes portent 

 deux cercles divisés sur des limbes d'argent et lus par 

 deux microscopes opposés ; le cercle horaire de 9 pouces 

 de diamètre donne les 4 secondes de temps; le cercle de 

 déclinaison de 12", donne les 10 secondes d'arc. — 

 L'instrument a sa plaque fondamentale scellée dans un 

 pilier en marbre d'Arvel , qui lui-même est porté par 

 la colonne massive décrite plus haut. Il est abrité par 

 une coupole tournante , qui repose sur les murs de la 

 tour et se meut avec une grande facilité sur un système 

 de roues, qui, sans frottement d'axe, tournent entre 

 deux rails coniques, 1 un fixé sur le mur, l'autre au- 

 dessous de la coupole. Cette dernière est construite en 

 bois avec deux parois séparées par une couche d'air, de 

 sorte que la couverture extérieure en tôle de fer venant à 

 s'échauffer considérablement par l'insolation , la tempé- 

 rature sous la coupole ne s'élève pas sensiblement. — 

 L'ouverture de la coupole est couverte par un volet mo- 

 bile dans le sens d'un grand cercle vertical , qui monte 

 et descend sur des rails par un système de galets et de 

 cabestans — La fermeture de ce volet , comme aussi 



